CTDI] 
» Pour me rapprocher le plus possible de cette condition théorique, et 
pour augmenter la sensibilité de lenregistreur, j'ai cherché à diminuer 
la valeur en eau et à augmenter le potentiel du disque actinométrique ; 
dans ce but, j'ai substitué au disque fer-cuivre un disque fer-maillechort 
d’une épaisseur totale de o™, 2 et de 10%" de diamètre ; son poids est de 
of”, 125 et sa valeur en eau de 12"# environ. Dans ces conditions, on ob- 
tient, en donnant au circuit une résistance convenable, telle sensibilité que 
l'on désire; j'ai adopté, autant que possible, une valeur de 60%" par calorie. 
» Les courbes obtenues présentent, par des journées froides et sèches 
et par un ciel pur, principalement le matin, et quelquefois le soir, une 
allure peu accidentée qui permet de calculer leur formule ; par les temps 
humides, chauds et calmes, les oscillations sont telles qu’en se superpo- 
sant elles donnent de larges bandes noires à bords estompés, non acces- 
sibles au calcul. - 
» Il était important de s'assurer si les excès thermométriques du disque 
actinométrique sont assez faibles pour que l’on puisse admettre leur pro- 
portionnalité, d’après la loi de Newton, avec les vitesses de refroidis- 
sement. Dans ce but, j'ai déterminé le potentiel de l'élément actinomé- 
trique en circuit ouvert, ou bien fermé, quand il est compliqué de l'effet 
Peltier, pour une différence de température de 1°, afin de pouvoir calculer 
l'excès thermométrique du disque aétinométrique pendant son exposition 
à la radiation solaire. 
» Un élément identique à celui de mon enregistreur a été recourbé de 
manière que chacun des deux disques vint s'appliquer dáns toute son 
étendue contre les réservoirs cylindriques de deux thermomètres calori- 
métriques plongeant dans deux petits calorimètres remplis de pétrole, 
dont les températures étaient connués à moins de ++; de degré près. 
» Le fil de maillechort d’un poténtiomètre est traversé par le courant 
d’un élément Daniell dont la résistance intérieure, mesurée avant et apres 
l'expérience par la méthode de Mance, était constante et égale à gon 
ou mieux d’un accumulateur d’une capacité de 4o ampères-heure chargé 
à saturation, dont la résistance intérieure varie entre 425 et roo ohm; 
nous avons montré (') que, pour des débits très faibles, ces accumula- 
teurs donnent pendant plusieurs heures un potentiel remarquablement 
constant. 
a 
(1) Crova et Garge, Sur les régimes de charge et de décharge des accumulateurs 
(Comptes rendus, t. CI, p. 243). 
æ 
