(1893 à 
» Le courant traverse une boîte de résistances, un galvanomètre qui 
permet de vérifier sa constance, et le fil en maillechort d’un potentiomètre 
de 1" de longueur, dont la résistance est o°"®, 25, 
» En réglant convenablement la résistance de la boîte, on arrive facile- 
ment à obtenir aux deux extrémités du fil du potentiomètre une diffé- 
rence de potentiel égale à 250 microvolts, ou à 0,25 microvolt par milli- 
mètre. Il suffit alors de fixer l’un des pôles du couple actinométrique au 
zéro du potentiomètre, et d’abaisser sur un point du fil une clef communi- 
quant à l’autre pôle ; un galvanomètre très sensible placé dans le circuit 
indique la position pour laquelle a lieu l'équilibre des potentiels. 
» Par cette méthode, j'ai obtenu pour la valeur du potentiel de mon 
élément actinométrique 24,1 microvolts pour une différence de tempéra- 
ture d’un degré entre les deux soudures. 
». La formule de M. Tait (!) donne pour cette valeur 22,12 microvolts; 
la différence s'explique par l’emploi que j'ai fait de l’ohm légal, et surtout 
parce que le fer, et surtout le maillechort dont la composition peut varier, 
ne sont pas rigoureusement comparables entre eux. L'élément fer-cuivre 
donne seulement 11,5 microvolts. 
» De nombreuses déterminations, de potentiel, faites sur l’actinomètre 
exposé à la radiation solaire dans des circonstances rigoureusement iden- 
tiques à celles dans lesquelles se fait l'enregistrement, m'ont conduit aux 
conclusions suivantes : ; 
» 1° L’indication du potentiomètre subit les mêmes fluctuations que le 
Courant qui trace la courbe photographique ; quand la courbe présente 
des oscillations, là longueur du fil qui donne l'équilibre des potentiels 
varie continuellement, et il est presque impossible de déterminer la lon- 
gueur de fil qui ramène le galvanomètre au zéro, tandis qu'avec une 
source constante de radiations l'équilibre une fois atteint est perma- 
nent. í 
» 2° Il est facile, par un choix convenable de résistances, de donner à 
la méthode du potentiomètre telle sensibilité que l’on veut, et de repré- 
senter une calorie par une longueur de fil de o™, 5o par exemple. 
>» 3° L’excès thermométrique du disque actinométrique exposé. à la ra- 
diation solaire transmise par le dernier écran de mon enregistreur, dont 
l'orifice a 5mm de diamètre (le diamètre du disque étant de 20""), est de 
0°,541 pour une calorie (reçue par minute sur 1%); dans les cas ex- 
mm 
() Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1871-72). 
