\ 
( 1418 ) 
au milieu d’une surface de mercure par une saillie du fond d’une cupule. L'appareil 
est rendu très sensible grâce à deux spirales métalliques dont Pune sert de fil au pen- 
dule, pendant que l’autre porte la cupule. Au moment du contact, un courant élec- 
trique s’est établi et a arrêté une horloge. L'autre avertisseur est l’avertisseur à 
disque des frères Brassart, qui diffère de l’avertisseur à sphère Cecchi par le remplace- 
ment du clou mobile par un petit disque. En outre, il est disposé de façon que le 
disque, en tombant, vient fermer un circuit électrique. L’instrument a fait fonctionner 
un réveille-matin. 
» A l'observatoire de San Lucca, près Bologne, M. E. Caturegli possède : 1° Paper- 
tisseur à sphère de Cecchi dont le clou est tombé ; 2° l'avercisseur Bertelli qui a ar- 
rêté une horloge à secondes ; 3° un avertisseur Malvasia installé sur une dérivation 
du même circuit électrique. Il n’a pas fonctionné. 
» Le même observatoire renferme un ésosismomètre Bertelli, un chronographe 
Compagnoli, un avertisseur à boules numérotées de M. Bertelli. Ces appareils n’ont 
pas fonctionné ou ont donné des indications confuses. + 
» On y trouve encore un sismographe Cecchi simple dont le pendule de 1" a laissé 
une trace nord-nord-ouest-sud-sud-est de 6"* environ et un microsismographe de 
Rossi. Cet instrument se compose de cinq pendules d’inégales longueurs reliés entre 
eux par de petits fils de soie, au milieu desquels est suspendu un petit poids soutenu 
par un ressort en spirale et portant une pointe qui, dans ses mouvements, pénètre 
dans une cupule remplie de mercure. Au moment des contacts, un courant électrique 
se trouve établi et détermine l'inscription d’un point sur un papier enregistreur à 
mouvement continu. Cet instrument a donné quelques indications dans la journée du 
23 février. Il est délicat, très sensible, mais il est malheureusement d’un réglage dif- 
ficile et exige l'intervention d’un observateur expérimenté. 
» A Rome, où le tremblement de terre a passé inaperçu de la population, deux appa- 
reils pourtant lont indiqué à l'observatoire de M. de Rossi : ce sont le microsismo- 
graphe de Rossi et un autre instrument analogue connu sous le nom de protosismo- 
graphe. Les avertisseurs de tous genres sont restés muets. 
» Les observatoires de Naples, Ischia, Catane, situés en dehors de l'aire sismique, 
n'ont pas ressenti la secousse. | ! 
» Les instruments des nombreux petits observatoires sismiques italiens ayant fourni 
des indications analogues à celles des observatoires principaux, nous n’insisterons pas: 
» En Suisse, à l’observatoire de Berne dirigé par M. Forster, le seul appareil qui 
ait fonctionné est le sismochronographe de M. Forster : il se compose d’un pendule 
renversé, mis ‘en mouvement par les secousses horizontales et d’un fléau de balance 
dont l’un des bras peut osciller entre deux pointes métalliques sous l'effet des secousses 
verticales. A la moindre oscillation, il se produit un contact d’où résulte la fermeture 
d’un circuit électrique et l'arrêt d'une horloge à secondes. 
» Les autres instruments sont : les quilles de M. Hagenbach, qu’un faible mouve- 
ment doit renverser sur un lit de sable; le pendule à contact électrique de M. Amster- 
Laffon, instrument analogue à l’avertisseur électrique Denza, mais moins sensible; le 
pendule muni d’une pointe enregistrante de M. Forel, et enfin le séésmomètre à mer- 
cure de M. Forster. Ce dernier instrument se compose de deux tubes remplis de mer- 
cure qui doit déborder au moindre choc. 
