( 1526 ) 
» Construction. — Le tube mesureur est calibré de la manière suivante. 
On le remplit d’eau, on en fait tomber avec précaution environ 10% dans 
un récipient placé sur un trébuchet (dit de pharmacien), pesant au centi- 
gramme, ou simplement au décigramme. On note le poids d’eau tombée et 
le point d’affleurement de l’eau. Nouvelle chute de 10% environ, nouvelle 
pesée sans vider le récipient (capsule de porcelaine ) et nouvel affleurement 
marqué. Quand on a ainsi recueilli les 70% à 100% que peut contenir le 
mesureur, On a un assez grand nombre de repères qu’on reporte sur une 
feuille de papier collée sur la planchette. Il est facile d’avoir une division 
très exacte en centimètres cubes. 
» Marche d’une opération. — On introduit 15 par exemple de terre fine dans 
la fiole conique, puis, xu moyen d’une pince, un tube renfermant 5° à 10° 
d'acide chlorhydrique étendu (acide du commerce étendu de son volume 
d’eau). On ferme la fiole avec soin, au moyen d’un bouchon, percé de deux 
trous laissant passer, l’un le tube de dégagement, l’autre un thermomètre 
sensible à mercure (allant de — 5° à + 100° par exemple); on rétablit l'é- 
galité de niveau en ajoutant de l’eau qu’on verse par l’entonnoir supérieur 
ou en la faisant écouler par l’ajutage inférieur, dans un vase cylindrique de 
200%, dont l’eau sort indéfiniment. 
» On renverse le tube en inclinant la fiole conique qu’on saisit par le 
collet : l’acide carbonique se dégage. On maintient, comme il est dit 
ci-dessus, légalité de niveau. On agite la fiole et, lorsque le dégagement 
est arrêté, on lit le volume, la vo paris et la pression. Le calcul de cal- 
caire, correspondant au volume d’acide carbonique dégagé, est des plus 
simples, et surtout beaucoup moins long qu’une expérience comparative 
avec un même poids de calcaire pur. 
» Avantages. — C’est un véritable appareil de démonstration ; mais c’est 
surtout lorsque, dans la même soirée par exemple, on opère sur une 
- vingtaine de terres que le calcul est rapide, comme je vais en donner un 
exemple. 
» On a deux fioles de rechange; on rince l’une pendant que l’autre est 
en expérience. La seule hésitation à avoir est de préjuger le poids de terre 
sur lequel on doit opérer pour avoir un volume notable d'acide carbo- 
nique ou pour ne pas en avoir un supérieur au volume du tube mesureur. 
» L'opération va si vite que, pour plus d’exactitude, je fais deux opéra- 
tions pour chaque terre. Dans la première j'agis sur 18%": de chacune des 
terres en expérience (ce qui parfois est trop); je note le volume, je déduis 
mentalement le poids de terre à employer pour avoir de 6o°° à 80°° si l'ap- 
