MÉTÉOROLOGIE. — Mesure des coups de vent. Manomètre à maxima. Note 
de M. Fnves, présentée par M. Mascart. 
« La pression produite par l'effort du vent et principalement la violence 
de ses à-coups intéresse au plus haut point ceux qui l’envisagent du côté 
scientifique aussi bien que ceux qui s’en occupent au point de vue pra- 
üque; les architectes et les ingénieurs doivent tenir compte dans leurs 
projets de la force du vent pour donner à leurs constructions une stabilité 
suffisante. 
» La force des plus grands coups de vent est peu connue ; on la déduit 
ordinairement de la vitesse moyenne pendant dix minutes, tandis que du- 
rant les tempêtes le vent peut souffler par rafales et par à-coups successifs 
instantanés et d’une grande violence. 
» Les anémomètres de pression d'Osler ou de Jelineck seraient excel- 
lents pour obtenir directement cette mesure si les ressorts conservaient 
leur élasticité et si l’axe du vent restait toujours normal à la plaque dyna- 
mométrique; mais ces conditions sont loin d'être réalisables actuelle- 
ment. 
» Le moulinet de Robinson ne fait pas connaître exactement la vitesse, 
parce que la force du vent a pour effet de presser l’axe contre les cou- 
ronnes qui le supportent ou de l'en arracher. Cet appareil cependant nous 
semble moins défectueux que les premiers, à la condition de bien graisser 
l’axe ou mieux de le munir de godets graisseurs et de le faire tourner dans 
des couronnes et sur des supports en agate. 
» L’anémomètre multiplicateur, que M. Eugène Bourdon présenta à 
l’Académie des Sciences, le 30 janvier 1882, nous a paru préférable, Il 
inscrit d’une manière continue, sur une feuille de papier sans fin, toutes 
les variations de la force du vent en même temps que les changements de 
direction et l’heure. 
» MM. Bourdon fils, reprenant les travaux de leur père, ont bien voulu 
tarer notre appareil au moyen d’une machine soufflante installée dans leurs 
ateliers. Ils ont déterminé la dépression manométrique, en centimètres de 
hauteur d’eau correspondant à la vitesse du vent en mètres par seconde, 
et la longueur de l’ordonnée tracée par l’enregistreur ; nous avons ajouté 
à l’anémomètre multiplicateur de Bourdon un manometre à maxima pour 
vérifier les indications de l’enregistreur. A cet effet, nous avons construit 
