(1554) 
un manomètre à eau avec un tube de verre à fortes parois, de 4" de lon- 
gueur et de 6™ de diamètre intérieur, plongeant dans un flacon rempli 
d'eau. Ce manomètre est raccordé à l’anémomètre par des tubes en cuivre, 
de sorte que les oscillations de la colonne manométrique sont synchroni- 
ques et proportionnelles à la succion produite au point d’intersection des 
ajutages convergents-divergents. 
» Nous avions principalement pour but de connaître les maxima de dé- 
pression qui correspondaient aux plus forts coups de vent. Nous y sommes 
parvenus au moyen d'un flotteur en verre mince, surmonté d’un disque 
très léger en laiton qui a presque le même diamètre que le tube et qui 
pousse un index semblable à ceux des thermométrographes de Six et Bel- 
lini. Il suffit de lire sur l’échelle la hauteur du bas de l'index pour connaitre 
la dépression correspondant au plus fort coup de vent et pour savoir si 
l’ordonnée tracée simultanément par l’enregistreur est exacte. 
EL épaisseur des parois du tube de verre ne permettait pas à un fort 
nam en fer à cheval et à trois lames, d'actionner l'index et de l'en- 
trainer. En entourant-e tube d’un anneau de fer doux, mobile et divisé en 
deux parties séparées par un anneau de cuivre, nous avons ainsi beaucoup 
augmenté le champ magnétique, de sorte que laimant mis en contact avec 
l'anneau peut entrainer l'index et le faire descendre ou monter à volonté. 
Le Tableau suivant contient le relevé des maxima absolus mensuels 
observés depuis le mois de décembre 1885. Nous avons ajouté une colonne 
pour la pression du vent correspondante et nous avons calculé celle-ci au 
moyen de la formule de Borda : P = CV?. Nous avons adopté pour la 
valeur de C le nombre 0,1278 proposé par Athanase Dupré; ce coefficient 
représente très approximativement la moyenne de celui qu'avait indiqué 
Poncelet, 0,125, et de celui que plus récemment M. Desdouits a trouvé 
un RER 0,12906. 
» Dans ce Tableau : 
» La première colonne O fait connaître la longueur de l’ordonnée inscrite; 
» La deuxième colonne D, la dede correspondante observée sur le mano- 
mètre ; 
» La troisième colonne D’, la Fe calculée d’après la longueur de lordon- 
née Q; 
» La quatrième colonne D — D’, la différence entre D et D'; 
» La cinquième colonne V, la vitesse en mètres par Ur calculée d’après Q: 
» La sixième colonne V’, la vitesse sh dé mesurée simultanément avec le mou- 
linet de Robinson, penant dix minutes 
» La septième boire V— V’, la différence entre V et V'; 
