(1555 ) 
» La huitième colonne P, la pression en kilogrammes par mètre carré de surface 
calculée d’après O. 
Maxima absolus mensuels de la force du vent. 
Vitesse en mètres par seconde 
aa ŘŮ— 
Dépression d'après 
Ordonnée © re Pression 
inserite obseryée calculée Différence  * ordonnée moulinet Différence en kg par mq 
Dates Heure 0, D. D’. D — D’, Wy : A v-v. P, 
h m mm em cm cm m m m kg 
1885. Décembre..... 30 922.32 509,3 198,0 153,0  +5,0 Iga 0133 "C36 97,9 
1886. Janvier....... 19 20-40 60,5 161,0 157,0 +4,0 27:2.:-18)9:: 60 98,0 
FEV : 35 à d... 16,09: 60,0 114,8. 113,0, +1,8 20,9: 199: 5,0 72,0 
MOT Ne... 6 14.00 76,0 214,0 210,0 —+4,0 31.7 408: DS 133,0 
Li et NE EI IT 00 164,8 164,0 —+o,8 28,0. 43,5. 9,9 103,0 
Mar ne 3 1:19 798,3 06,0 91,0 +5,0 200 "16,7 "53 58,0 
LIT LENS 16 8.45 38,8 95,8 92,0 ` +3,8 21,2 E 59,0 
Juillet: ii: 27 17.20 . 39,3 88,6: 85,9: +09:: : 340,6 -:14,0:: 6 56,5 
AOÛdE Est 17:!, 10.57... 49,0 120,0 119,0  +I,0 28,9 .: :17,ùr 6,4 76,5 
Septembre..., 25 6.50 26,0 61,1 58,5. +2,6 16,8 10,8 6,0 38,0 
Octobre...... 10 19:10, 979 191,1 146,0 +5,95 20,3 ‘20,0 6,3 93,0 
Novembre .... 92 11.15 43,6 99,0 104,0 —5,0 239 10 00 67,0 
Décembre..... 27 PIS 19078 137,0 140,0  —3,0 29,9 ‘21,7! 4,3 90,0 
1887. Janvier. ...... 45: aan ic 486 103,0 102,0 :: +1,0 ARLON db 65,0 
y Février: grona 12 2.00 33,0 78,0 7730 1,0 19,7 19,8 3,3 49,0 
Mari PUS ED 16 14.00 63,0 109,9 164,0 —4,5 28,0... 41,7, ,6:3 103,0 
AL ei +. 10 4 12619 000 136,0 139,0  +1,0 29,5 20,8 40 87,0 
Moyennes... 49,6 129,9 124,8 +154 24,1. 18,9, 5,2 79,1 
» Ce Tableau montre que la différence entre la dépression observée et 
la dépression calculée d’après la longueur de l’ordonnée inscrite peut 
varier entre — 5 et + 5°%,5. La différence moyenne est de 1°",4 pour 
12500, 7, soit une erreur moyenne de 1,11 pour 100, ou bien une erreur 
moyenne de 2",2 pour une vitesse moyenne de 24,1 par seconde, ou 
enfin une différence de pression de 05,638 pour une pression moyenne 
de 79"8,1 par mètre carré, ce qui est presque négligeable. | 
» En terminant cette Note, je crois devoir indiquer le rapport qui existe 
entre les maxima absolus marqués par l’'anémomètre de Bourdon et les 
plus forts maxima moyens déduits du nombre de tours du moulinet de 
Robinson, comptés simultanément, ce dernier instrument étant fréquem- 
ment employé et pouvant fournir des données utiles aux ingénieurs qui 
établissent généralement les calculs de résistance et de stabilité d’après 
