( 1665 ) 
calation de résistances extérieures. La force -synchronisante est produite 
par-laction d'un courant électrique envoyé toutes les! deux: secondes 
(9 2) par une horloge astronomique; ce courant traverse un solénoiïde 
enYeloppant l'autre pôle de l'aimant précité et l’attire périodiquement 
pendant une fraction de seconde. Un miroir plan, fixé au couteau de sus- 
pension; permet de, faire réfléchir un rayon lumineux dans un plan verti: 
cal et d'obtenir une déviation proportionnelle au- déplacement angulaire 0 
di-pendule; il reste à produire, à l'aide d'un appareil auxiliaire, akadó 
viation horizontale proportionnelle : à la vitesse r et à composer ces dé- 
vV iations. 
» Cet appareil n'est autre qu’ un galvanomètre à miroir, du Lype Deprez- 
d’ ARRET à cadre très léger, recevant le courant induit par les pôles de 
deux longues aiguilles d’ acier aimanté, fixées au bas du pendule et oscil- 
lant a laxe d quatre longs solénoïdes. Les éléments de ce galvano- 
mètre ont été choisis de manière que le régime stable d’oscillation‘du 
cadre reproduise aussi fidèlement que DEEE à chaque instant la vitesse 
d’ oscillation du pendule. 
» La reproduction exacte est théoriquement impossible, puisqu'il existe 
inévitablement. une différence de phase entre la force synchronisante et lé 
mouvement synchronisé ( DT 463); mais, par un choix convenable de la 
durée d'oscillation propre du galvanomètre (4 seconde) et l’affaiblissement 
suffisant de son coefficient d’ adris} ('), on peut réduire la diffé- 
rence de phase : à une fraction négligeable. 
o» Dans l'appareil ainsi combiné, le régime stable est atteint en cing ou 
six secondes, et la déviation du galv anomètre est à chaque instant sensi- 
blement proportionnelle à la vitesse angulaire du pendule. 
o», L'image d’une étincelle d’ induction condensée éclatant entre deux 
pôles de magnesruni, réfléchie sur les deux miroirs, se déplace suivant une 
ellipse qu'on ramène aisément à un cercle en intercalant une résistance 
convenable dans le circuit du & galvanométre. Une plaque photographique 
au gélatinobromure, placée au foyer de la lunette d'observation, gardé la 
trace de ces impressions successives ; comme | amplitude varie Sans Cesse, 
on obtient non pas des cercles O mais des niin très serrées : 
mg ne ON DE E SN E EE ae 
(1) Le galvanomètre a une résistance propre de 33 ohms, les TA inorder 
… 15 ohms : on ajoute 30 ohms environ pour réduire l'ellipse à un cercle, ce qui fait 
100.0hms de résistance totale : dans ces conditions, le. coefficient d’ amortissement z 
est'o,;6- (unités, C.G.S. ) : Je tube de fer intérieur au u cadre a élé supprimé. 
