( 1694 ) 
ÉLECTRICITÉ. — Sur un nouveau modele d'’électromèétre. 
Note de M. J. CarPeNTIER, présentée par M.Mascart. 
« J'ai l'honneur de présenter à l’Académie un électromètre de forme 
nouvelle. 
» L'appareil a été combiné spécialement en vue des applications indus- 
trielles, et se distingue par des qualités d’apériodicité exceptionnelles, qui 
rendent les lectures promptes et sûres. 
La pièce principale de l’électromètre, l’armature mobile, est un cadre 
rectangulaire allongé, formé d’une lame métallique, large de o",o1 environ, 
qui a été repliée sur elle-même et dont les extrémités ont été raboutées. 
Les grands côtés du cadre ont reçu, en outre, une courbure transversale 
et peuvent être considérés comme deux portions d’un cylindre dont l'axe 
coïncide avec l'axe longitudinal du cadre. 
» Le cadre est suspendu de manière à être mobile autour de son axe, entre 
deux autres cylindres fixes, concentriques, l’un de diamètre plus grand, 
l’autre de diamètre plus petit que lui. Chacun de ces deux cylindres est di- ` 
visé, suivant deux plans rectangulaires passant par l'axe commun, en 
quatre portions égales, constituant à l’électromètre huit armatures fixes, 
entre lesquelles tourne le cadre ou armature mobile. Le montage des arma- 
tures fixes est tel que quatre armatures, comprises dans deux dièdres droits 
opposés par le sommet, communiquent SDA entre elles et sont 
isolées des quatre autres. 
> Dans l’un des modèles présentés, le cadre a son axe vertical; il est 
STE à l’aide de fils métalliques très fins. Dans l’autre modèle, le cadre 
est horizontal et monté sur couteaux. L'équilibre de torsion des fils, dans 
le premier, l’action de la pesanteur, dans le second, maintiennent le cadre, 
quand aucune action électrique ne s'exerce, dans une position qui corres- 
pond au zéro de la graduation. Dans cette position, le cadre est à peu près 
symétriquement placé par rapport aux plans de séparation des armatures 
fixes. | 
» L'appareil, réduit aux pièces que je viens d’énumérer, se trouve dans 
des conditions analogues à celles qui sont réalisées dans l’électromètre 
Thomson, et on peut l’employer en appliquant les méthodes applicables à 
ce dernier, notamment celle qui comporte l’adjonction d’une pile de 
charge, comme l’a proposé M. Mascart. 
