ÉLECTRICITÉ. — Sur un tourniquet électrique. Note de M. E. Brcuar, 
présentée par M. Mascart. 
« Le tourniquet électrique, sous sa forme habituelle, ne peut servir 
qu'à mettre en évidence, d’une façon toute qualitative, le mode particu- 
lier de déperdition de l'électricité par les pointes et la réaction qui en est 
la conséquence. Il n’est point comparable à lui-même, car les pointes s'al- 
tèrent avec le temps sous l’action des aigrettes qui s'en échappent; il est 
impossible, d'un autre côté, de fabriquer des pointes identiques à un mo- 
dèle donné et, par suite, d'obtenir deux instruments comparables entre 
eux. | 
» En remplaçant les pointes par des fils de faible diamètre, j'ai établi 
un tourniquet électrique que l’on peut toujours reproduire dans. des con- 
ditions géométriques parfaitement déterminées. Il se compose d’un cadre 
rectangulaire ABCD de 0",35 de longueur et de 0”,08 de largeur formé 
par des tubes creux de 0°", 25 de diamètre. Parallèlement aux grands côtés 
AC et BD du rectangle, on dispose deux fils métalliques très fins F et G 
dont les extrémités sont saisies par deux couples de pinces supportées par 
des tiges de o",02 de longueur perpendiculaires au plan du rectangle. 
L'un des fils est de l’un des côtés de ce plan; le second est de l'autre côté. 
Le système est suspendu à l'extrémité d’un fil de torsion en maillechort 
de o™, 86 de longueur et de o™, o2 de diamètre, soutenu à l'extrémité su- 
périeure par une pince H fixée elle-même à un support isolant. A la partie 
inférieure, en P, cet équipage mobile supporte une tige PM à laquelle sont 
fixées deux lames de mica plongeant dans l'acide sulfurique contenu dans 
un vase isolé et destinées à amortir les oscillations. Un miroir M collé sur 
cette tige permet d'observer la rotation de l'appareil par la méthode de ré- 
flexion. Enfin l’ensemble ainsi constitué est disposé au centre d’un grand 
cylindre en tôle de 1™, 4o de diamètre, communiquant avec le sol; ce cy- 
lindre n’est point représenté sur la figure. 
» Pour éviter les perturbations provenant de ce que les aigrettes peuvent 
s'échapper, soit du fil de suspension, soit des pinces qui servent à tendre 
les fils F et G, on a entouré le fil de suspension d’un cylindre métallique 
HK terminé par un cylindre plus large V qui recouvre toute la partie supé- 
rieure du tourniquet. De même, la partie inférieure du cadre est renfer- 
mée dans l’intérieur d’un cylindre métallique V' reposant sur le support 
