( 199 ) 
suivant, que je nomme acti ètre électro-chimique (1), à l’aide duquel 
j'ai fait les expériences sk sont consignées dans mon Mémoire, et dont 
voici l'analyse. 
» Cet appareil se compose d’abord d’une table longitudinale de 2 à 3 
mètres de longueur, munie d’une règle divisée, le long de laquelle peut 
se mouvoir avec très-peu de frottement une Péacheits de bois carrée, sup- 
portant une cuve à eau. 
» Cette cuve est cubique etde. 1 décimètre de côté; dans son intérieur, 
rempli d’une solution étendue de sulfate de soude ou de toute autre solu- 
tion conductrice de l'électricité , plongent deux lames d'argent de 25 centi- 
mètres carrés chacune , peu épaisses et attachées à deux montants en-cuivre 
au moyen de fils d'argent; ce sont ces montants fixés sur la planchette, 
qui font communiquer les lames avec les deux extrémités du galvanomėtre. 
En avant de la cuve à eau et sur la planchette, sont placés deux écrans : 
l’un en cuivre est percé d’une ouverture verticale et rectangulaire de : cen- 
timètre de largeur et ayant la hauteur de la cuve; cette ouverture corres- 
pond au milieu de celle-ci, de sorte qu’en éclairant l'écran, il n’y a que la 
portion de la lame d’argent immédiatement derrière koarveziuni y soit 
éclairée et qui reçoive les effets du rayonnement. 
» L'autre écran complétement opaque ; peint en blanc, est Lolaré vis à vis 
du précédent et immédiatement devant lui, lorsqu'en veut intercepter 
toute action du rayonnement et connaître la portion du paire solaire qui 
frappe le centre de louverture du premier écran. : 
» J'ai étudié dans le 1™® paragraphe du Mémoire le spodat ena pro- 
duit par la réfraction d’un faisceau de rayons solaires à travers un prisme 
de flint-glass. Si l’on rend le spectre horizontal parallèle à à la longueur de la 
table de l’actinomètre, et que la lame qui doit être exposée au rayonnement 
(lame que je suppose être recouverte d’iodure d’argent ainsi que l’autre) 
n’ait pas été impressionnée, en promenant cette lame du rouge au violet 
et même au-delà , on n'obtient sous l influence des rayons les moins réfran- 
gibles qu’une action très-faible ; le courant ne commence à être sensible: 
que dans le bleu, puis il acquiert son maximun dans l’'indigo et va ensuite 
(1). Le nom d’actinomètre, inventé par M. Herschel, a été employé par 
pour désigner un appareil propre à mesurer la température zénithale 
y ajoutant le mot électro-chimique, on désigne très-bien Le d 
d’après ce que nous verrons plus loin, il sert à comparer les ffe 
au moyen des courants électriques développés sous leur in 
