(450 ) 
exprimer notre surprise de voir en dehors de la nébuleuse proprement 
dite, cing étoiles entourées d’une très-forte nébulosité. Jusqu'ici les astro- 
nomes n’avaient remarqué cette intense chevelure qu’autour d’une seule 
de ces cinq étoiles. 
M. Passor demande que l’Académie se fasse rendre compte le plus 
promptement possible du Mémoire qu'il a présenté récemment sur le frein 
dynamométrique de Prony. 
MÉTÉOROLOGIE. — M. rago met sous les yeux de l’Académie un hygro- 
mètre que M. Savary avait fait construire, et qu’il a légué à M. Laugier. 
Cet hygromètre, suivant l’idée émise jadis par Le Roy, de Montpellier, et 
appliquée depuis à la construction de divers instruments, conduit à la 
connaissance de l’état hygrométrique de lair, en faisant connaître à quel 
degré la température de cet air doit être abaissée pour que la vapeur se 
précipite. Il consiste principalement en un thermomètre métallique roulé 
en spirale. Les éléments inégalement dilatables de cette courbe, sont des 
lames de platine et d’or soudées ensemble. Le tout est renfermé dans une 
très-mince boite circulaire en platine, ayant sur le contour de sa face 
supérieure un petit rebord qui fait de cette face un godet susceptible de 
recevoir quelques gouttes de liquide. L’aiguille destinée à marquer la tem- 
pérature est placée sous la boîte et reçoit son mouvement d’un axe qui 
traverse le fond inférieur par son centre. Cette aiguille est double; l’une 
des deux moitiés s'arrête subitement quand on touche certaine détente. 
Ajoutons, pour compléter la description, qu’une très-petite ouverture 
pratiquée sur le contour cylindrique de la boîte en platine, permet de voir 
à nu une des parties de la surface extérieure du thermomètre métallique. 
-Cest à la surface de cette partie mise à nu, que se précipite l'humidité de 
l'air, lorsque l'évaporation de quelques gouttes d’éther déposées sur le 
couvercle de la mince boîte de platine, a suffisamment refroidi cette boite 
et conséquemment le thermomètre qu’elle renferme. D’après la disposition 
adoptée par M. Savary, toutes les parties de son thermomètre métallique 
doivent avoir à très-peu près la même température. Ainsi s'évanouit la 
seule objection, quelque peu fondée, qui ait été faite contre les divers 
moyens à l’aide desquels les physiciens ont essayé de réaliser la pensée de 
Le Roy. 
Il n'est sans doute pas besoin de dire que l’hygromètre de M. Savary se 
prête avec une égale facilité à l'observation de la précipitation de l'humidité 
