(795) 
miner la température des muscles de la cuisse et des membres antérieurs, 
au moyen des aiguilles thermo-électriques et du multiplicateur, dont nous 
avions antérieurement fait usage pour avoir la température des parties in- 
térieures de l’homme et des animaux. Nous avions eu aussi la précaution 
de nous mettre en garde contre les effets thermo-électriques provenant de 
Péchauffement des points de contact des aiguilles d'acier, avec le fil de même 
métal qui sert à les unir. Bien que ces deux aiguilles et le fil soient de même 
acier et de même diamètre, néanmoins l'identité n’est pas tellement parfaite, 
surtout en raison du mode decommunication quise fait parapplication simple 
des métaux, qu'il n’en résulte des effets thermo-électriques, quand les deux 
métaux en contact ont sensiblement la même température. Dès lors il faut | 
préserver ces derniers de l'influence du rayonnement extérieur au moyen 
d'écrans convenablement placés. On doit, en outre, avoir une autre 
précaution que négligent quelquefois les expérimentateurs, c'est de s'as- 
surer, par des expériences préalables, que les deux aiguilles ont exacte- 
ment le même pouvoir thermo-électrique. Il suffit, pour cela , de méttre 
chaque soudure dans la bouche d’une personne dont on a d’abord déter- 
miné la température avec une grande exactitude. Si la température ést la 
même dans chacune d’elles, et que le pouvoir thermo-électrique de chaque 
aiguille, formée, comme on sait, d’une partie fer et d’une partie cuivre, 
l'aiguille aimantée reste à zéro; il n’en est pas de même si le pouvoir est 
différent : il faut alors tenir compte de cette différence, en calculant et 
comparant les résultats des expériences. 
» Par exemple, nous avons trouvé que deux aiguilles qui paraissaient 
identiques, placées chacune dans la bouche d’une personne différente, les 
deux bouches ayant la même température, on avait toujours une dévia- 
tion de l'aiguille aimantée égale à 5°. Nous fûmes obligés, dans nos expé- 
riences, de faire une correction relative au plus fort pouvoir thermo-élec- 
trique d’une des aiguilles. La différence dont il vient d’être question est 
variable avec la température à laquelle on opère; mais on ne doit y avoir 
égard que dans les circonstances où les températures diffèrent peu de celles 
où l’on a opéré primitivement. On insiste beaucoup sur toutes les précau- 
tions à prendre pour déterminer rigoureusement la température à laide 
des appareils thermo-électriques, attendu que si on les néglige, on commet 
des erreurs graves. Voici maintenant les résultats des expériences que nous 
avons faites sur deux lapins. 
» Un premier lapin a été préparé comme il a été dit précédemment, Le 
poil néanmoins n’avait pas été coupé très-ras, et la température de l'animal 
105.. 
