( 217) | 
grand qu’elle, savait trés-bien qu’il acceptait des erreurs qui s’amoindris- 
sent dans les cas ordinaires où l’instrument divisé est toujours plns petit 
que l'instrument diviseur ; aussi a-t-il voulu faire tourner cet inconvénient 
au profit de la machine-type. Apres avoir exécuté une division sur le 
limbe d'un grand cercle sacrifié pour cette opération, il se mit, avec un 
soin minutieux et une infatigable patience, à la recherche des irrégularités 
ainsi accrues. Une alidade double, munie de verniers, servit à cet examen 
fait de cinq en cinq divisions, puis de dix en dix, puis de vingt en vingt. Ce 
consciencieux contrôle lui permit de dresser une Table numérique dont 
l'unité représentait une erreur déterminée, comme celle, par exemple, d’une 
ou deux secondes; au moyen de ces nombres sommés par groupe et con- 
vertis en ordonnées proportionnelles inscrites tout autour d’un plateau 
circulaire, il parvint à délimiter le bord extérieur de ce plateau, de façon à 
ce que les courbes concaves et convexes qui en formaient le périmètre 
fussent l’expression exacte des séries croissantes ou décroissantes des 
erreurs observées dans leur -amplification sur le limbe du cercle divisé, 
comme nous venons de le dire, sur une plate-forme plus petite que lui. 
» M. Gambey prit le soin d’établir autour de son plateau les ordonnées 
rectificatives, dans un ordre identique avec les séries des observations qui 
avaient démontré les erreurs de denture; le zéro du plateau fut placé en 
parfaite coïncidence avec celui de la plate-forme. Le plateau rectificateur 
ainsi établi pouvait opérer à propos ses fonctions rectificatives. 
» Le but à obtenir, répétons-le, pour rester clair et compréhensible, était 
d'ajouter ou de soustraire au déplacement angulaire que subit successive- 
ment le tracelet après chaque trait tracé, la quantité nécessaire pour main- 
tenir rigoureusement l’équidistance des divisions. Ce fut, en modifiant 
convenablement par l’un de ses angles le parallélogramme formé de l'assem- 
blage de l’équipage du tracelet avec le bâti, qu’il obtint ce résultat; pour 
Produire cette déformation, d’une façon proportionnelle aux erreurs, une 
combinaison de leviers fut installée entre le plateau rectificateur et le 
parallélogramme de l'équipage du tracelet; les ondulations des bords de 
l'un furent converties en déformations proportionnelles de l'autre; ainsi 
se trouvèrent ajoutées ou soustraites, au mouvement angulaire du tracelgt, 
les quantités compensatrices destinées à annihiler, dans la division des in- 
struments, les imperfections que la Méthode rectificative par les moyennes 
AE été impuissante à anéantir dans la denture de sa plate-forme. Par cet 
ingénieux stratagème, M. Gambey sut faire produire un travail précis à une 
Machine inexacte! Son génie sut baser la précision sur l’irrégularité !! 
