54 N. W. Diakonow: Ein neues Gefäss zum Cultiviren etc. 



ins Wasser, welches fortwährend im Sieden erhalten wird, und sauge 

 das siedende Wasser bis zum oberen mit Watte verstopften Kügelchen 

 ein; bald darauf lasse ich das eingesaugte Wasser herausfliessen und 

 sauge von Neuem ein. Ich wiederhole dies einige Male, ohne die 

 untere Oeffnung der Bürette aus dem siedenden Wasser herauszuziehen. 



Nach dem Auswaschen wird die Bürette schnell in die erforder- 

 liche heisse Lösung, die mit gut gekochtem destillirtem Wasser dargestellt 

 ist, hinübergebracht, mit dieser bis zur oberen Verengerung gefüllt und 

 sofort mit dem Kolben A in Verbindung gesetzt. Nachdem dies ge- 

 schehen ist, wird die in dem Kolben A befindliche Nährlösung unver- 

 züglich zur Sterilisirung eine Zeit lang gekocht. 



Nach dem Erkalten der sterilisirten Nährlösung wird dieselbe aus 

 der Bürette B neutralisirt, bis die rothe Färbung fast gänzlich ver- 

 schwindet, und dann werden in's Gefäss A durch den unteren, nahe 

 am Boden angebrachten Hals c die betreffenden Keime eingeführt. 

 Dieser mit Watte verstopfte Seitenhals allein ermöglicht den Gas- 

 austausch zwischen dem Inneren des Apparates und der umgebenden 

 Athmosphäre. 



Sobald nun im besäten Gefäss schliesslich Keimung resp. Wachs- 

 thum eingetreten, braucht man im weiteren Verlauf des Versuches 

 nur die Reaction der Nährlösung zu reguliren, was diesmal im allseitig 

 verschlossenen Gefässe allein durch Benutzung der Bürette B ge- 

 schehen kann. 



In praktischer Beziehung ist noch eine kleine Bemerkung hinzuzu- 

 fügen. Es ist nämlich unbedingt nothwendig, immer Vorsorge dafür 

 zu treffen, dass die Lösung aus der Bürette von selbst, etwa in Folge 

 der Temperaturschwankung in der umgebenden Athmosphäre, nicht 

 herausfliesse, weil dies auf die Pilzenkultur störend einwirken könnte. 

 Dies ist besonders dann zu befürchten, wenn die Luft nach und nach 

 ein grösseres Volumen in der Bürette eingenommen hat. Um diesen 

 Nachtheil zu umgehen, genügt es übrigens vollständig, bei jedem Oefihen 

 der Bürette diese immer etwas zu erwärmen, einfach durch Anfassen 

 mit der Hand. 



Bei denjenigen Ernähr ungs versuchen , bei denen quantitative Be- 

 stimmungen wünschenswerth erscheinen, muss die Bürette B (Fig. 1) 

 durch eine andere in Fig. 2 abgebildete ersetzt werden. 



Die Handhabung vorstehend beschriebenen Apparates ist übrigens 

 so einfach, dass ich auf das Detail nicht näher einzugehen brauche. 

 Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass der Apparat mir bisher 

 nur gute Dienste geleistet hat. 



