86 



H. Ambronn: 



die durch das Object gehenden Strahlen mittels eines NlCOl/schen 

 Prismas polarisirt. 



Man kann dazu sowohl den Polarisator wie den Analysator ver- 

 wenden, doch ist es für genauere Untersuchungen besser, den ersteren 

 einzuschalten, um die Wirkung des bereits vom Spiegel oder von 

 Wolken theilweise polarisirten Lichtes auszuschliessen. 



Einfacher ist es allerdings, den Analysator anzuwenden, weil dieser 

 sich entweder in Verbindung mit dem Ocular oder über demselben 

 sehr bequem handhaben lässt. Die damit verbundene Ungenauigkeit 

 kann in den meisten Fällen vernachlässigt werden; auch ist es mög- 

 lich, durch Einschaltung einer depolarisirenden Schicht zwischen Spiegel 

 und Objekt dieselbe fast ganz zu umgehen; ich benutzte zu diesem 

 Zwecke mit gutem Erfolge ein Stückchen Oelpapier, das durch die 

 verschiedene Lage der Fasern depolarisirend wirkt und die Helligkeit 

 des Gesichtsfeldes nicht zu sehr beeinträchtigt. 



An Stelle des Analysators kann man auch eine Kombination des 

 HAIDINGEB,' sehen Dichroskopes mit einem gewöhnlichen Ocular an- 

 wenden. Es hat dies den Vortheil, dass man das Bild des ordinären 

 und extraordinären Strahls nebeneinander sieht und beide somit direkt 

 in Beziehung auf ihre Farbennuancen vergleichen kann. 



Beistehende Skizze (Fig. 1) zeigt die Construction eines solchen 

 Dichroskop - Oculars. 



Fig. 1. 



An Stelle der Blendung ist ein Diaphragma mit quadratischer 

 Oeffnung angebracht, zwischen demselben und der Ocularlinse befindet 

 sich ein Kalkspathrhomboeder, das an seinen schiefen oberen und unteren 

 Flächen mit einem Glaskeil überdeckt ist. Man sieht in einem solchen 

 Ocular zwei dicht nebeneinander liegende Bilder der quadratischen Oeff- 

 nung des Diaphragmas, in denen die Schwingungsrichtungen des Lichtes 

 senkrecht aufeinanderstehen 1 ). 



1) Vergl. die Beschreibung der HAiDiNGER'schen Lupe in Groth, Physikalische 

 Xrystallographie S. 147. 



