Ein Dynamometer zum Gebrauch am Klinostat. 



281 



Die genannten, wie überhaupt alle nach ähnlichen Principien 

 construirten Apparate lassen sich jedoch nur bei ruhender und fester 

 Aufstellung gebrauchen. Um die Kräftemessung auch an einem ver- 

 mittelst des Klinostats in Bewegung gesetzten Körper zu ermöglichen, 

 habe ich ein kleines Dynamometer anfertigen lassen, das diesem Zweck 

 entspricht, indem es sich mit dem Objekt bewegen lässt, und dessen 

 Beschreibung daher nicht überflüssig sein dürfte. 



Der Apparat (Fig. 1) stellt eine, unserer besonderen Aufgabe an- 

 gepasste Gestaltung des in der Mechanik verwandten Dynamometers 

 dar. Er besteht aus zwei ungleich langen, starren Messingstäben, 

 welche durch eine Feder verbunden sind. Der längere Stab ist zum 



Zweck der Einführung in eine Korkplatte an seinem freien Ende zu- 

 gespitzt, und bei a mit einer halbkreisförmigen Ausbiegung versehen; 

 der kürzere läuft in ein verdicktes Ende aus, das zum Zweck der Auf- 

 nahme eines Fadens hakenförmig gekrümmt ist. In geringer Ent- 

 fernung von seinem freien Ende ist an dem kürzeren Stabe eine Scala 

 angebracht, welche, wenn die Feder gespannt wird, vor einem an dem 

 längeren Stabe angebrachten Zeiger spielt. 



Das Wichtigste am Apparat ist die die beiden Stäbe verbindende 

 Feder. Dieselbe bedarf sehr sorgfältiger Herstellung au$ bestem Material, 

 und ist der grösseren Sicherheit halber aus Gold gefertigt. 



Die Scala ist so abgetheilt, dass jedem Theilstrich derselben eine 

 Spannung der Feder durch ein Gramm entspricht; sie steht auf dem 



