282 Hermann Vöchting: Ein Dynamometer zum Gebrauch am Klinostat. 



Nullpunkt, wenn bei horizontaler Lage des längeren Stabes der die 

 Scala führende Schenkel nach oben gewandt ist. Da die Scala 

 15 Theilstriche führt, so können demnach mit dem Apparat noch Kräfte 

 gemessen werden, welche einem Druck von 15 Gramm gleichkommen. 

 Eine grössere Leistung dürfte in den meisten Fällen nicht erforderlich 

 sein, doch versteht es sich von selbst, dass der Apparat durch eine ent- 

 sprechende Vergrösserung zur Messung grösserer Kräfte leicht umge- 

 staltet werden kann. 



Der zur Befestigung des Objectes dienende feine Faden ist vor dem 

 Gebrauch längere Zeit durch eine Last von 10 — 15 Gramm in Spannung 

 zu erhalten. Die dann noch durch seine ungleiche Dehnung etwa 

 entstehenden Fehler sind so gering, dass sie vernachlässigt werden 

 können. 



Bezüglich der Benutzung des Apparates braucht wenig hinzugefügt 

 zu werden. Derselbe wird einer auf die horizontale Axe des Klinostats 

 geschobenen Korkplatte mit seinem langen Schenkel fest eingefügt, das 

 Objekt sodann an dem kurzen Schenkel so befestigt, dass der Zeiger 

 bei gespanntem Faden den Nullpunkt der Scala zeigt, und nun das 

 Uhrwerk in Bewegung gesetzt. Damit keine Reibung des Fadens an 

 dem festen Stabe stattfinde, ist darauf zu achten, dass die Bewegung 

 des ersteren stets in der halbkreisförmigen Ausbiegung des letzteren 

 vor sich gehe. 



Ich bediente mich des beschriebenen Apparates schon vor längerer 

 Zeit, als es sich darum handelte, die Kraft zu messen, mit welcher ein 

 in normaler Stellung geotropisch gekrümmter ßlüthenstiel von Narcissus 

 Pseudo - Narcissus sich während der Drehung am Klinostat gerade 

 streckt. Die gefundene Kraftgrösse stimmte, wie erwartet, annähernd 

 mit dem Mittelwerthe überein, welcher früher auf anderem Wege ge- 

 wonnen worden war. *) 



Dass der kleine Apparat auch dann gebraucht werden kann, wenn 

 die Hauptaxe des Organs, dessen Bewegung untersucht werden soll, 

 sich in ruhiger Stellung befindet, ist selbstverständlich. Es kommt 

 dabei noch der Yortheil in Betracht, dass derselbe sich in den ver- 

 schiedensten Lagen anbringen lässt 



Schliesslich sei bemerkt, dass das Dynamometer noch eine zweite 

 Form erhalten hat, in welcher die Feder mit dem einen Ende an der 

 Innenseite des längeren Stabes befestigt ist, während das andere Ende 

 frei ist, und sich bei wachsender Spannung vor dem kürzeren Schenkel 

 bewegt (Fig. 2). Die übrigen Unterschiede dieser Form erhellen aus 

 der Figur, und brauchen nicht näher erörtert zu werden. 



Der Apparat wird von Herrn Universitäts-Mechaniker AJLBBJECHT 

 in Tübingen angefertigt und kann von diesem bezogen werden. 



1) Vöchting, H., Die Bewegungen der Blüthen und Früchte. Bonn 1882. S. 66. 



