XCVIII !•*• Klein: Ein neues Exkursionsmikroskop. 



keitströpfchen untersucht werden, und die rasche Durchmusterung 

 grösserer Wassertropfen, die Hauptsache bei derlei Untersuchungen, 

 ist völlig ausgeschlossen, denn diese setzt als Grundbedingung eine 

 horizontale Beobachtungsfläche voraus und kann darum den Be- 

 leuchtuDgsspiegel nicht entbehren. 



Das KLEIN'sche Exkursions-Mikroskop ist compendiös, denn der 

 ganze Apparat lässt sich in einem Kästchen von nur 12 cm Länge und 

 6 cm Tiefe und Breite (lichte Weite), bequem unterbringen und entweder 

 in die Tasche stecken, oder wie ein Opernglas in einem Lederfutteral 

 am Riemen über der Schulter tragen. 



Das Instrument ist leicht transportabel, denn diejenigen Mo- 

 mente, denen die Laboratorium smikroskope ihr stattliches Gewicht ver- 

 danken, die Säule und der Fuss, sind in Wegfall gekommen und werden 

 durch einen kräftigen Spazierstock (Vogelbeere z. ß.) mit spitzer Eisen- 

 zwinge ersetzt. In das Kopfende dieses Stockes ist eine kleine Metall- 

 schiene eingelassen und festgeschraubt, an der das eigentliche Instrument 

 durch Schrauben und Zapfen in einfacher Weise befestigt ist. Das 

 Instrument selbst setzt sich aus zwei gesonderten Theilen zusammen, 

 der Hülse mit dem Tubus und dem Tisch mit dem Spiegel. Objectiv 

 und Ocular entnimmt man einem gewöhnlichen Mikroskope, 

 wobei man zweckmässiger Weise ein starkes Ocular mit einem schwachen 

 Objectiv vereinigt, z. B. Objectiv 3 und Ocular 5 von WINKEL um 

 möglichst grossen Abstand der Linse vom Tische zu erzielen. Das 

 hat den V ortheil, ohne das im Freien sehr unbequeme und zeitraubende 

 Deckgläschen beobachten zu können. 



Zur bequemeren Aufstellung sticht man den Stock in den Boden 

 und beobachtet, falls sich keine Gelegenheit zum Sitzen bietet, am 

 besten knieend. 



Instrument incl. Kasten und Metallschiene für den Stock, aber 

 ohne Oculare und Objective kosten bei WINKEL in Göttingen 25 JC. 



