| ( 110 }) 
» Une extrême précision n’est pas nécessaire, car, arrivât-on à la réaliser, 
l'opération de la mise des fils au foyer viendrait tout troubler et donnerait 
naissance à des flexions qui, sans cela, pourraient ne pas exister. 
» L'absence d’une conicité prononcée exigera que, indépendamment de 
la disposition nécessaire pour que l’une des extrémités du tube s'engage 
dans le cube central, à la manière d’un centre proprement dit, cette extré- 
mité soit munie d’une large couronne, venue à la fonte avec le tube. Cette 
couronne devrait être solidement fixée, sur le cube, au moyen de deux 
rangs de boulons alternants. 
» Enfin, il serait nécessaire d’adapter, à l'extérieur du tube et vers cha- 
cune de ses extémités libres, un système de deux tiges filetées, concentri- 
ques et de méme pas, dont laxe commun soit perpendiculaire à l'axe du 
tube et situé dans le plan du mouvement. Ces tiges seraient destinées à 
porter des masses que nous nommerons complémentaires. 
» Imaginons que, la distance focale ayant été réglée, l'artiste ait pris les 
dispositions nécessaires pour que la lunette soit en équilibre, tant dans la 
position horizontale, que dans la position verticale; d’après ce qui précède, 
la flexion, ou plus exactement la correction pour la flexion, s’exprimera 
par la formule très simple 
Ôz Erer + geosz, 
où les coefficients F et g représentent FETES la fexiou à Phorizon 
et la flexion au zénith. 
Détermination expérimentale des flexions à l'horizon et au zénith. 
» 1° Flexion à l'horizon. — Ayant pointé l’un sur l’autre deux collima- 
teurs horizontanx, ou à peu près horizontaux, on pointera successivement 
la lunette sur chacun d'eux. Soient alors / la lecture du cercle correspon- 
dante à celui dont la distance zénithale est 90°, /’ la lecture faite sur l’autre 
collimateur; on aura 
E =43(V PON l) — 90°. 
» 2° Flexion au zénith. — Ayant fait les observations qui viennent d’être 
indiquées, on y joindra un pointé au nadir, auquel répondra une lecture 
n du cercle; puis on retournera l'instrument et, dans la nouvelle position, 
on fera de nouveaux pointés sur les collimateurs et au nadir. Désignant 
alors les lectures correspondantes aux premiers par à, X et celle corres- 
pondante au nadir par y, on aura une nouvelle valeur de f, et celle deg 
