(144) 
façon qu’elle ne donne lieu à aucune nouvelle déviation du plan de pola- 
risation, puis on fait cesser le phénomène étudié. Le plan de polarisation 
des rayons lumineux qui ont traversé la lame, au lieu de revenir à sa posi- 
tion initiale, est rejeté symétriquement de l’autre côté de laxe de cette 
lame. L’angle entre les déviations extrêmes obtenues par les diverses opé- 
rations que nous venons d'indiquer est triple de celui que l’on aurait ob- 
tenu par une mesure directe. 
» Cette méthode peut être employée dans un grand nombre de circon- 
stances; elle est particulièrement applicable au système de deux plans de 
polarisation formant entre eux un angle invariable, tels qu’on les obtient 
avec un polarimètre à pénombres, notamment un nicol coupé. Les déter- 
mivations se font alors avec une grande facilité et une grande précision. 
» Dans un travail en cours d'exécution, j'ai eu l’occasion de faire usage 
de la disposition expérimentale que je viens de décrire, et qui m’a donné 
les meilleurs résultats, | 
» Une observation ordinaire se compose de deux visées, susceptibles cha- 
cune d’une erreur; la méthode précédemment exposée en comporte quatre 
poun la double déviation et six pour la déviation triple. Il convient donc 
‘établir si les mesures ainsi faites ont une précision ee em que les 
mesures directes. 
» Si l’on disposait chaque fois; rigoureusement Vato de la lame demi- 
onde en coïncidence avec le plan de: polarisation des rayons incidents ou 
avec le plan bissecteur du système à pénombres, il est évident que la même 
précision de mesure appliquée à des angles doubles ou triples diminuerait 
dans la même proportion les erreurs probables. La précision de la méthode 
dépend donc de la perfection du réglage préalable. Or, avec le polari- 
mètre à pénombres, par exemple, un petit écart entre l’axe de la lame 
cristalline et le plan de symétrie du polariseur donne lieu à une variation 
double dans la position relative des deux plans de polarisation, de sorte 
que la sensibilité de l’observation est considérablement augmentée, et 
que le réglage se fait avec une précision beaucoup plus grande que celle 
des mesures ordinaires. 
» En discutant l'influence perturbatrice d’un petit écart entre la posi- 
tion réelle du plan de symétrie du polariseur et la position initiale du plan 
principal de l’analyseur, on reconnaît que l'erreur commise sur l’orienta- 
tion de l’axe de la lame cristalline est environ moitié moindre et que, 
si toutes les visées sont faites avec la même précision, l'emploi de la mé- 
thode précédente réduit les erreurs d'observation environ aux trois quarts 
