(145 ) 
de leur valeur pour les doubles déviations et aux deux tiers pour les dévia- 
tions triples. 
» On trouve en outre dans les diverses déterminations un contrôle mu- 
tuel très précieux qui permet de fixer la valeur de l’approximation que 
comportent les nombres obtenus. 
» Les considérations qui précédent mont engagé à présenter à l’Acadé- 
mie cette méthode nouvelle, qui, par la simple interposition d’une lame 
cristalline convenablement choisie, permet d'augmenter la précision des 
mesures relatives à divers phénomènes de polarisation rotatoire dont l'ob- 
servation est parfois d’une extrême délicatesse. » 
PHYSIQUE. — Sur les vitesses de propagation de l’inflammation dans les 
mélanges gazeux explosifs. Note de MM. Marar et Le CnaTeuer, 
présentée par M. Daubrée. 
« Nous avons décrit, dans les pièces annexées aux procès-verbaux de la 
Commission du Grisou, le procédé expérimental au moyen duquel nous 
avons mesuré la vitesse de propagation de la flamme dans un mélange 
d'air et de grisou. Ce procédé se prête assez mal à l'observation des vitesses 
de propagation un peu considérables. Pour mesurer les vitesses propres à 
divers mélanges détonants, nous avons eu recours à la mesure directe de 
la durée de Ja propagation dans un tube de longueur connue. A chaque 
bout de ce tube sont placées en regard les extrémités de deux fils métal- 
liques reliés à une bobine d’induction, Ces deux extrémités sont assez 
écartées pour que l’étincelle ne jaillisse entre elles qu’au moment du pas- 
sage de la flamme ; le courant qui se produit alors vient actionner un 
enregistreur Deprez. 
» Ce système est délicat et un peu capricieux; nous l'avons remplacé, 
au moins pour les mélanges à forte vitesse, par le suivant. A chaque extré- 
mité du tube on pratique latéralement un orifice assez étroit débouchant 
dans un tube en caoutchouc qui se termine dans une petite chambre fermée 
par une membrane élastique. Sur cette membrane s'appuie un style très 
léger, La flamme, passant en regard de l’orifice, le traverse et va produire 
une petite détonation dans la portion avoisinante du tube de caoutchouc, - 
portion remplie de mélange détonant. La membrane se gonfle, le style se 
éplace, et ce déplacement s’enregistre sur un cylindre tournant, dont la 
vitesse constante est connue par les enregistrements des vibrations d’un 
diapason, On s’est assuré que la différence du retard dans les enregistre- 
C. R., 1881, 2° Semestre, (T. XCII, N° 5.) : 29 
