( 205 ) 
contraires; 2° lorsqu'une des faces est en communication avec la terre, 
lautre fournit une quantité déterminée d’électricité pour nne pression dé- 
terminée; 5° il y a proportionnalité entre la quantité d'électricité dégagée 
et la pression exercée ('). 
» Il résulte de ces propositions que, tandis qu’une pile permet de porter 
un conducteur à un potentiel déterminé, un condensateur-source permet 
de fournir à un conducteur une quantité déterminée d'électricité; de plus 
cette quantité peut être choisie d'avance au-dessous d’une certaine gran- 
deur. | 
» TI. La quantité d'électricité dégagée par un poids de 1*8 placé sur une 
tourmaline est susceptible de porter une sphère de 14°",2 au potentiel d’un 
daniel}, c’est-à-dire qu’elle est égale à 0,0531 unités C.G.S électrostatiques. 
La quantité d'électricité dégagée par 1*8 sur une lame de quartz perpen- 
diculaire à un axe horizontal est capable de porter une sphère de 16,6 au 
potentiel d’un daniell, c’est-à-dire qu’elle est égale à 0,062 unité C.G.S 
électrostatiques. 
» Ces nombres mesurent ce qu’on peut appeler les pouvoirs FRpriques 
de pression de la tourmaline et du quartz. 
» IV. Les mesures absolues, dont nous venons de donner les résultats, 
ont été faites à l’aide d’une potence qui appliquait la pression diesctéitent 
sur le cristal; mais, quand on veut employer le cristal comme source d’é- 
lectricité, il est plus commode d’exercer la pression à l’aide d’un levier, 
et il est indispensable de le maintenir en même temps dans une enceinte 
sèche. Il vaut mieux alors ne pas s'occuper des bras de levier et déterminer 
directement, une fois pour toutes, la quantité d'électricité qui se dégage 
pour un poids de 1*8 placé à l'extrémité du levier; si le cristal n’est jamais 
dérangé, il pourra servir d’étalon. 
» Voici, dans tous les cas, comment on peut évaluer la quantité d’élec- 
tricité qui se dégage : l’aiguille d’un électromètre Thomson-Mascart étant 
chargée à l’aide d’une pile, on unit une des lames d’étain du cristal à la 
terre, l'autre lame à l’un des couples de secteurs de l’électromètre et en 
même temps à un conducteur de capacité connue (sphère, condensateur à 
lame d’air, microfarad). Cet ensemble de conducteurs étant isolé, on met 
l’autre couple de secteurs de l’électromètre en communication avec l’un 
(‘) Pratiquement, la limite au delà de laquelle cette loi doit ne plus se vérifier n’est ja- 
mais atteinte et la proportionnalité se maintient au degré d’approximation des expériences, 
jusqu’à des pressions voisines de celles qui déterminent la rupture du cristal. 
C. R., 1881, 2° Semestre. ( T. XCII, N° 4.) 28 
