( 206 ) 
des pôles d’un élément Daniell (l’autre pôle étant à la terre). L’aiguille de 
l'électromètre dévie, et l’on ajoute des poids agissant sur le cristal jusqu’à 
ce que l’on ait ramené l'aiguille au zéro (cette opération se fait comme 
une pesée ordinaire, en plaçant et en retirant des poids, la quantité d’élec- 
tricité dégagée ne dépendant que de la pression finale). La lame du con- 
densateur-source, l'étalon de capacité et les secteurs de l’électromètre sont 
alors au potentiel d’un daniel], et l’on connaît le poids qui a été nécessaire 
pour arriver à ce résultat. On répète la même opération après avoir sup- 
primé l'étalon de capacité. La différence des poids obtenus dans le premier 
et le deuxième cas représente le poids nécessaire pour porter l’étalon de ca- 
pacité au potentiel d’un Daniell. 
» V. La méthode que nous venons de décrire renferme en elle un pro- 
cédé de comparaison des capacités. On peut, en effet, déterminer à l’aide 
de trois pesées les quantités d'électricité nécessaires pour porter deux con- 
ducteurs au même potentiel, d’où l’on tire le rapport de leurs capacités. 
» Au contraire, en chargeant les deux secteurs avec deux éléments dit- 
férents, et en cherchant les poids nécessaires pour amener une même ca- 
pacité aux potentiels de chacun d'eux, on a le rapport des forces électro- 
motrices des deux éléments. 
» Enfin on peut mesurer une charge avec une grande biétiäon : le corps 
chargé étant mis en communication avec le condensateur-source et avec un 
électromètre quelconque, ce dernier accuse la présence de l'électricité; on 
ramène au zéro en mettant des poids sur le condensateur. 
» Ces méthodes ont l'avantage de ramener toujours l’électromètre au 
zéro ; il ne sert donc plus que comme électroscope, et l’on peut employer 
une sensibilité plus grande. La détermination des capacités et celle des 
charges se font ainsi avec précision. L'appareil peut encore servir comme 
réparateur de charge pour maintenir à un même potentiel un corps qui 
perd constamment de l'électricité et qui doit rester isolé. 
» VI. Les constantes d’un condensateur-source sont : 1° la quantité 
d'électricité dégagée par un poids de 1*8 à l’extrémité du levier; 2° sa 
capacité. Pour charger les corps de très petite capacité, il y a avantage à 
avoir un condensateur-source de très faible capacité; une tourmaline ou 
un quartz de 0*,01 de hauteur et de quelques millimètres carrés de sur- 
face peuvent ne pas atteindre la capacité d’une sphère de 0",01 de rayon 
et fournir des quantités d'électricité capables de charger au potentiel d’un 
daniell une sphère de 3™ de rayon. Pour charger des corps d’une capacité 
un peu plus forte, il n’y a plus grand inconvénient à augmenter la ca- 
