( 306 
PHYSIQUE. — Sur la compressibilité de l'acide carbonique et de l'air sous 
faible pression et à température élevée. Note de M. E.-H. Amasar. 
« L'étude de la compressibilité des gaz, sous de faibles pressions et à 
des températures un peu élevées, présente une difficulté qui disparaît pour 
des pressions plus considérables : cette difficulté est relative à la correction 
que nécessite la tension de vapeur du mercure, quand ce liquide est chauffé 
au contact du gaz étudié, comme cela a lieu avec les dispositions expéri- 
mentales généralement employées. Outre l'erreur pouvant provenir de la 
détermination dela tension de vapeur mercurielle dans des conditions bien 
définies, il peut en exister une autre, due à ce que, contrairement à ce que 
suppose la correction ordinaire, la vapeur mercurielle ne forme proba- 
blement pas une atmosphère de densité constante depuis la surface du 
ménisque jusqu’au sommet des manomètres. Si l’on considère qu’à 300° la 
tension de vapeur du mercure atteint, d’après Regnault, une valeur de 0®,24, 
il est bien évident que l’erreur pouvant provenir d’une aussi forte correc- 
tion doit conduire, quand elle porte sur des pressions de quelques mètres 
seulement, à des résultats sans valeur. Les expériences doivent être faites 
de façon que le mercure ne soit point chauffé; la disposition expérimen- 
tale à laquelle je viens de m'arrêter est la troisième de celles que j'ai dé- 
crites dans mon premier Mémoire (Annales de Chimie et de Physique, t. XXIX, 
1873) : c’est celle qui ma donné les résultats les plus réguliers et les plus 
certains. à 
» L'appareil a été notablement perfectionné; de plus, il a été disposé 
de façon à pouvoir opérer jusqu’à 8*%*, Pour cela, la grande branche du 
manomètre à air libre, convenablement prolongée, a été munie, sur 
toute sa longueur, d’un cylindre de laiton divisé, portant un curseur à 
index mobile, qui a rendu très facile la mesure des différences de niveau. 
Cependant, pour les hauteurs ne dépassant point la portée du cathétomètre, 
les mesures ont été faites directement avec cet instrument. J'ai dû aussi 
adopter une disposition spéciale, pour charger facilement l'appareil sous 
les différentes pressions ; le gaz était d’abord comprimé dans un réservoir 
en fer, partiellement rempli de mercure; ce mercure était ensuite refoulé 
dans la grande branche du manomètre, par la pression même du gaz qui 
communiquait en même temps avec l’appareil pour le charger. 
» J'ai étudié seulement l'acide carbonique et l'air; les expériences ont 
été poussées jusqu’à 300°. 
» L'air suit régulièrement la loi de Mariotte depuis 100°, non seulement 
