(‘513 ) 
assez étendues, sans que l’œil puisse juger si l'égalité d’éclairement est réel- 
lement obtenue. 
» Regardons l'écran en plaçant devant l'œil deux prismes de Nicol, dont 
les sections droites sont rectangulaires, et entre lesquels est placée une 
lame de quartz perpendiculaire à l’axe, de g™ d'épaisseur; l'œil voit alors 
les deux champs colorés d’une teinte verte, lavée de blane, et, si l’on fait 
varier la distance de la lampe étalon, il arrive un moment où, l'égalité 
d'intensité étant obtenue, la ligne de démarcation des deux champs dis- 
parait; une très petite variation de la distance de la lampe suffit alors pour 
faire naître un contraste très net entre les deux plages. 
» L'épaisseur de la lame de quartz a été calculée de manière que son in- 
terposition entre les deux nicols rectangulaires donne naissance, dans le 
spectre des deux sources, à deux larges bandes d’interférence, situées dans 
les deux extrémités du spectre; en allant de ces deux bandes vers le milieu 
du spectre, l'intensité des diverses radiations conservées varie comme le 
cosinus carré de l'angle que fait la section droite du second nicol avec les 
plans de polarisation des diverses radiations qui ont snbi, dans la lame de 
quartz, la dispersion rotatoire; il en est donc une pour laquelle le cosinus 
carré est égal à l’unité et qui ne subit aucun affaiblissement. On conçoit 
que l’on puisse, par tâtounement, déplacer le second nicol et par là les 
deux bandes, de manière à conserver le maximum d'intensité à la radiation 
sinple, dont la comparaison donnerait le même résultat que celle de Pin- 
tensité totale. Les radiations voisines sont de plus en plus rapidement af- 
faiblies à mesure que l’on s'écarte de ce maximum, et cette circonstance 
diminue, au point de les rendre négligeables, l'influence de leurs différences 
d’intensités, qui croissent à mesure que l’on s'éloigne du maximum. 
"R Pratiquement, le système des nicols et du quartz est fixé dans le corps 
d'une petite lunette, disposée en face de l'écran du photomètre, sur le cône 
par le sommet duquel on le regarde. Cet instrument a été construit avec 
beaucoup de précision par M. Duboscq; essayé avec la lumière Drummond, 
un régulateur électrique ou la lumière solaire, comparativement à létalon 
carcel, il a immédiatement donné des résultats très précis, malgré la diffé- 
rence de teinte de ces diverses lumières. » 
