(541) 
» Les essais pratiques de ce système sur une ligne aérienne ont déjà 
donné de bons résultats. » 
PHYSIOLOGIE. — Sur un nouveau pointeur électro-magnétique, destiné 
aux recherches expérimentales. Note de M. G. NoEL. 
s 
« Ayant cherché ces derniers temps à déterminer avec exactitude la 
durée physiologique des réflexes tendineux pour les membres supérieur et 
pelvien, et aussi à établir dans quelles limites, fort étroites d’ailleurs, elle 
peut varier, j'ai dù chercher un moyen d'évaluer très rapidement et très 
exactement la durée de ces phénomènes. Je réserve pour une prochaine 
Communication l'exposé des faits que j'ai pu observer : je me bornerai à 
indiquer ici le dispositif qui ma donné les meilleurs résultats. 
» Un cadran divisé en 100 parties (assez larges pour qu'il soit possible 
de lire aisément à l’estime ofi, 1) est parcouru en une seconde par une ai- 
guille dont le mouvement, bien uniforme, est emprunté à un régulateur. 
» À cette aiguille est fixé un manchon, dont chaque extrémité porte un 
petit cône creux pouvant être amené, soit au contact d’un cône de friction 
concentrique, lié à l'arbre moteur, soit au contact d’un deuxième cône 
fixé à la platine (> Xx <), et par conséquent immobile. 
» Ce double mouvement est le résultat du passage d'un courant élec- 
trique dans ce que j'appellerai un train différentiel de Hughes, qui consiste en 
deux électro-aimants à noyau d’acier, se regardant par leurs pôles de noms 
contraires et séparés par une armature commune. Les quatre bobines qui 
garnissent les extrémités polaires font partie du même circuit, et leur en- 
roulement est tel, qu’un courant de sens déterminé a pour effet d’accroître 
la polarité de l’un des aimants en diminuant celle de l’autre : l'équilibre 
est alors rompu, et l’arimature vient s’appliquer sur l’un des aimants, au- 
quel elle reste adhérente, jusqu’au moment où le passage d’un courant in- 
verse amène une oscillation de sens opposé. | fans 
» Les mêmes forces étant mises en jeu pour le départ et l'arrêt de l'ai- 
guille, les deux erreurs provenant de l'inertie du système sont égales et 
se compensent. On peut ainsi se borner à des contacts de très minime durée: 
lécart angulaire de l'aiguille, entre sa position initiale et celle qu’elle 
occupe à la fin du phénomène, exprime exactement le temps écoulé entre 
le passage du courant dans un sens, puis en sens opposé. 
» Le manuel opératoire se trouve donc réduit à ceci : un récepteur 
myographique spécial (à contact par inertie) étant mis en relation avec le 
