(799 
deux rhéophores de haut en-bas et de bas en haut. La forme de ce globule, 
ainsi que son extrème mobilité, le fait ressembler beaucoup à une goutte 
de liquide se trouvant à l'état sphéroïdal. 
» 5° Si l’on approche de l'arc voltaïque le pôle sud d’un barreau ai- 
manté, l'arc est attiré et se rapproche tellement de l’aimant qu’il finit par 
sortir des rhéophores et s’éteindre. Le même fait s'observe, mais en sens 
inverse, en approchant de l'arc le pôle nord d’un aimant. 
» 6° La quantité d'ozone semble être plus forte que lorsque l'arc n'est 
pas refroidi. 
» Il est à remarquer que, malgré le refroidissement des deux rhéophores, 
la flamme de l'arc est légèrement verte, ce qui prouve qu’une partie du 
cuivre brûle. On est, dès lors, en droit de se demander si l'arc se produirait 
en prenant comme rhéophores deux tubes en platine, dans lesquels on 
ferait circuler, par exemple, de l'alcool refroidi à — 30°. » 
ÉLECTRICITÉ. — Sur une méthode électrique servant à déterminer, par le moyen 
d'une aiguille, la position et la profondeur d'un projectile, ou autre substance 
mélallique, dans le corps humain. Note de M. A. Granam Der. 
€ Le but de la Communication que j'ai l'honneur d'adresser à l'Acadé- 
mie est de faire connaître une méthode simple, à l’aide de laquelle la dou- 
leur et le danger résultant de l’extraction d’un projectile du corps humain 
sont réduits à an minimum. Il arrive souvent, dans des opérations de ce 
genre, que la balle ne se trouve pas à l'endroit où l’incision a été faite. 
Il fant alors la chercher autre part, et la blessure inutile peut ajouter à 
la gravité de l’état du malade. 
» Je propose, comme préliminaires d'une opération, d’enfoncer une 
aiguille fine dans la région soupçonnée d’être le siège du projectile. Cette 
aiguille communique à l’une des bornes d’un téléphone que le chirurgien 
tient à son oreille. L'autre borne est mise en relation avec la surface de la 
Peau du malade. Lorsque la pointe de Paiguille rencontre la balle de 
plomb, une pile se trouve naturellement formée par le plomb et la surface 
métallique appliquée sur la peau. Il en résulte qu'un courant électrique 
traverse les bobines du téléphone, et que celui-ci fait entendre un bruit 
chaque fois que l'aiguille touche le plomb. Le chirurgien peut alors opérer 
une incision en toute confiance, et même se servir de l'aiguille comme d’un 
guide pour son couteau. na. 
» Si, au contraire, la présence de la balle n’était pas révélée par lai- 
C. R., 1881, 2° Semestre, (T, XCUI, N° 19.) 9 
