( 866 ) 
» Enfin il n’est pas sans intérêt, au sujet d’un Volume qui doit être feuil- 
leté chaque jour par les marins et les astronomes, de signaler l’améliora- 
tion que nous devons au zèle éclairé de l’éditeur, à savoir un papier plus fin 
et plus résistant, sur lequel les caractères d'impression se détachent avec une 
grande netteté. » 
ASTRONOMIE. — Nouvelle méthode pour annuler la flexion astronomique 
des lunettes ; par M. Yvon ViLLarcEau. 
« Les expéditions projetées, en vue de résoudre les plus difficiles pro- 
blèmes de l'Astronomie fondamentale et celles en cours d’exécution, m'en- 
gagent à revenir, un instant, sur la flexion des lunettes : je me propose 
de diminuer, par l'application de la nouvelle méthode, le petit nombre 
des desiderata que présente encore la construction d’instruments irrépro- 
chables, au point de vue de l'usage qui doit en être fait. | 
» Disons, immédiatement, que les renseignements favorables qui m'ont 
été fournis par nos plus habiles constructeurs permettent d'obtenir la so- 
lution la plus simple et la plus pratique du problème de l’anéantissement 
de la flexion astronomique. 
» Dans ma Communication, les 11 et 18 juillet derniers, j’ai cru devoir 
traiter le problème de la réduction à zéro, des coefficients f et g de la 
flexion horizontale et de la flexion verticale, bien que le second mait 
paru être généralement négligeable dans les lunettes construites avec les 
précautions recommandées dans cette Note. L'existence du coefficient g 
tient principalement à un défaut de coïncidence des centres de gravité des 
systemes objectif et oculaire, avec l’axe de figure des tubes; il importait 
donc de savoir si l’excentricité de ces systèmes peut, en pratique, être rê- 
duite au point où le coefficient g devienne insensible, inférieur, par 
exemple, à o”’,or. Je suis heureux de pouvoir, à cet égard, m’appuyer 
sur la réponse affirmative des artistes. De là cette conséquence : qu'on peut , 
se borner à faire disparaître, dans les lunettes bien construites, le coeffi- 
cient f de leur flexion horizontale. 
» Avant tout essai d'application de la nouvelle méthode, il sera très 1m- 
portant de s'assurer si le coefficient g peut effectivement être traité comme 
nul. Or nous avons donné, dans nos précédentes Communications, UN 
moyen simple de mesurer ce coefficient, moyen fondé sur l'emploi des 
collimateurs horizontaux et les observations nadirales, et exempt des effets 
