( 1013 ) 
d'attache du galvanomètre, Les déviations de ce galvanomètre de Thomson 
étaient lues en pointant avec une lunette les divisions d’une échelle réflé- 
chies par le miroir, On pouvait apprécier sûrement le dixième de division 
de l'échelle, grâce à la stabilité de l'installation et à quelques précautions 
de réglage qu’il serait trop long de décrire. Dans toutes les expériences de 
mesure, tant des résistances que des coefficients d’induction, on a main- 
tenu dans la salle une température stationnaire comprise entre 16° et 16°,5 
au plus,et, par une correction calculée au moyen d’expériences auxiliaires, 
on a ramené toutes les mesures à une même température de 16°,1. Cette 
précaution essentielle est la plus difficile à réaliser dans une salle qui n’est 
pas installée convenablement, 
RÉSULTATS, 1°" APPAREIL. 
R ts. 
isi TRE La pien “A 
3 2 9985 1 o 099985 
anaE, I À god Pr, T À 
Isser Fu 1,486 + 0,001 I de 10 p 
1 5 2 
-S + 25970 0,002 mi: DIOUIS Tor 1,9984 
i 
A RNE T SE ar , 
2,971 = 0,002 5 piä 5 suis 
Moyra 7433 0,003 SP im F T r a a 
» Les multiples de 2M sont donc exacts, avec une erreur relative 
za bs 
Quant aux expériences, l'indication des limites d'erreurs 
i . , 
es est facilement atteinte. 
moindre que À. 
probables montre qu’une précision de 
2% APPAREIL. 
T 0,0911 0,0916 
Pkr 0,1797 o, 1806 — 9 
30.7. 0,2635 0,2640 — 5 
40%: 0,3390 0 ,3394 — Á 
66:55: 0,4042 0,4045 — 3 
foi, 0,4570 0,4572 — 2 
EPa 0,4966 04962 + 4 
BO. aa 0,5211 0,5200 -II 
G0. 0,5297 0,5281 +16 
» Toutes les différences sont inférieures à + Ai ou — de la valeur 
281 300 
maximum, et elles peuvent être attribuées, en grande partte, à l'insuffisance 
de précision de Ja mesure des angles. Des appareils analogues, sinon iden- 
