( 282 ) 
lement le vide sec par Fintermédiaire d’un tube à acide phosphorique ; on 
a évité toute succion d’air par la pointe effilée, en recouvrant la surface du 
mercure d’une couche d'acide sulfurique qui restait dans la cuvette pen- 
dant toutes les expériences; sur la branche unique inférieure, un robinet 
de verre permet, en le fermant, de transformer le baromètre différentiel en 
baromètre tronqué ordinaire, et d’écarter ainsi les erreurs dues aux varia- 
tions de la pression atmosphérique, ce qui est extrêmement important. 
Pour éviter, dans les limites du possible, les erreurs dues à la réfraction 
et à la capillarité, les deux branches du manomètre, avant d’être soudées à 
la tige unique, ont été rodées et polies à l’intérieur, avec le même man- 
drin de cuivre, de manière à être rendues parfaitement cylindriques ; on a 
ensuite taillé à l'extérieur une facette plane, bien parallèle aux génératrices 
du cylindre intérieur; ceci fait, on a soudé les pièces et l'on a pris les pré- 
cautions nécessaires pour maintenir les facettes planes rigoureusement 
dans le même plan, 
» Ces pièces sont très difficiles à obtenir : un grand nombre cassent ou 
se fendent, soit pendant le rodage, soit pendant qu’on fait les soudures, ou 
même après que celles-ci sont faites. Les cylindres ont été rodés et taillés 
par M. Lutz; les manomeètres ont été terminés ensuite par M. Alvergniat, 
c'est-à-dire qu'ils ont été faits avec toute l’habileté et toute la perfection 
désirables. 
» Pour éviter les erreurs de capillarité, on avait donné aux cylindres 
0%, 02 de diamètre intérieur; ils étaient du reste, évidemment, parfaitement 
égaux : il a été facile de constater que le mercure s’y équilibrait bien sous 
le fil du cathétomètre. 
» Je n'insisterai pas sur les précautions que j'ai prises relativement à 
l'éclairage du ménisque (au moyen d’un faisceau de lumière électrique 
tamisé à travers une colonne d’eau colorée avec un peu de bichromate de 
potasse) pour être certain de viser la partie supérieure de celui-ci; il y a 
là une cause d'erreur bien plus fréquente qu’on ne le pense généralement, 
notamment quand on projette en noir la silhouette du ménisque sur un 
fond lumineux. 
» Les mesures ont été faites avec un petit cathétomètre d’une dispausen 
particulière, donnant le 44; de millimètre, à la lecture, et que j'ai fait 
construire par M. Benevolo, dans l’atelier de mon service, spécialement 
pour ces recherches. 
-» Dans mon premier travail, j'étais descendu seulement à 6,5 de pres- 
sion; J'ai opéré souvent, cette fois, sous des pressions inférieures à 0",001. 
