( 408 ) 
le cercle porte deux miroirs où l’on voit dans une position renversée 
les pointes de l'aiguille aimantée, et l'observation consiste à les amener 
dans la prolongation de leurs images. On évite ainsi les heurts de ces 
pointes contre le limbe; ils sont inséparables de l’ancienne méthode 
d'observation, et tendent, en déformant l'aiguille, à vicier ses indica- 
tions. 
» Malgré la difficulté qu'on éprouve à fractionner les divisions d’un tout 
petit cercle, on pouvait prévoir que dans une aiguille très courte le moment 
magnétique doit croître en importance par rapport à la force d'inertie. 
Notre confrère Sir George Airy s'était préoccupé de cette question, et depuis 
l’an 1868 il a publié les inclinaisons magnétiques obtenues par trois aiguilles 
de longueurs différentes. La plus courte a toujours donné l’inclinaison la 
plus forte. C'est ce qu’on voit par le résumé suivant, qui présente par chaque 
année la différence des inclinaisons accusées par les aiguilles de 0”, 229 
et 0", 076. 
Lie deu). 0 
OO RES, HS Je: a OU 
iye Pi iso oies y A RO 
HD) E e E e 
IRIS ere a h a P RESE 
ai a a A 
pE N esa ar ea 
1090 o ie aa sores erita 2:89 
rOy. 
re a a a a NS 
1Bogi vince. pora rS rO 
1880, dim 
iBar ee CT hi. 1.8 
» Bien que cette différence tende à diminuer, elle paraît tenir à la 
grandeur de l'aiguille, car celle de o™,152 donne un résultat intermédiaire 
à ceux des deux autres. 
» La nouvelle boussole d’inclinaison de MM. Brunner est renfermée 
dans une boîte haute de o™,18 et large de 0,14, Elle a une aiguille longue 
de o™,063 seulement. Ses cercles ont la division décimale, ce qui abrège 
des calculs où l’on prend surtout des moyennes. La petitesse de l'instrument 
inspirant néanmoins des craintes sur l'exactitude de ses indications, il était 
intéressant de les comparer à celles d’une boussole ordinaire dont les 
