( 636 ) 
de polarisation primitif, sans interposition de la plaque de quartz, on amène 
l’analyseur dans la position où tous les rayons du spectre sont simultanément 
éteints; dans la seconde mesure, lorsque le quartz est en place, on cherche 
à amener la coïncidence d’une bande obscure avec une raie du spectre, si 
l’on opère par la méthode de M. Broch (Fizeau et Foucault) ('). M. von 
Lang, qui a fait remarquer la possibilité d’une erreur provenant de cette 
diversité d'apparence, a proposé pour y remédier un procédé très ingé- 
nieux, mais qui serait difficilement applicable aux rayons ultra-violets. 
Nous en avons adopté un autre, dont voici le principe. 
» Entre le polariseur et l’analyseur, on place un premier quartz, lé- 
vogyre par exemple, d’une épaisseur E; on amène une bande noire en 
coincidence avec une raie du spectre; on note la position de l’analyseur. 
Puis, en laissant le premier quartz, on ajoute un second quartz de rotation 
inverse, dextrogyre par conséquent, et d’une épaisseur double 2E. L'ap- 
parence générale du spectre n’est absolument pas modifiée, les bandes 
d’interférence ont la même distance et la même largeur que précédem- 
ment; mais il y a eu rotation vers la droite de 2Ev degrés, ọ désignant 
langle de rotation pour une épaisseur de 1%, On ramène une bande noire 
sur la même raie : de langle dont il a fallu tourner l’analyseur (en ajou- 
tant un certain nombre de fois 180°), on déduit la valeur de ©. 
» Les résultats auxquels nous sommes arrivés par cette méthode s'ac- 
cordent avec ceux que nous avions obtenus précédemment. 
» Voici le tableau des valeurs de l'angle de rotation, à la température 
de 20°, qui résultent de l’ensemble de nos mesures sur deux quartz: Pun 
de 30™, désigné sous le n° 2; l’autre de 6o™, désigné sous le n° 4. On a 
mis entre crochets les chiffres se rapportant à des raies d’une mesure diffi- 
cile et peu sûre, par exemple lorsqu'elles ne sont pas isolées et font partie 
d’un groupe plus ou moins complexe. Pour les autres raies, nous estimons 
que les mesures sont exactes à 0°, 3 près de a à h, à o°,5 de k à Q et à 0°! 
au delà de Q (°). 
PAS RDA TSE RE RaR 
(1) Lorsqu'on opère d’après la méthode de M. Mascart, il y a aussi, quoique à un 
moindre degré, une différence sensible dans l'apparence observée, suivant que le quartz 
est ou n’est pas en place; cela résulte de ce que la source de lumière n’est jamais rigoureu- 
sement monochromatique, 
(?) Ce tableau se rapproche beaucoup de ceux que nous avons précédemment donnés 
dans les Comptes rendus : il en diffère cependant, parce que nous avons adopté pour sé: 
longueurs d’onde dans l’ultra-violet les valeurs obtenues depuis par M. Cornu; par lintro- 
duction dans les moyennes des chiffres des nouvelles séries d'observations; par quelques 
