(639 ) 
manomètres sur les indications desquels il règne de grandes incertitudes 
et qui ne pouvaient qu’indiquer lesens des résultats. M. Cailletet, sans citer 
Natterer ni Andrews, signale le fait capital du minimum du produit pv, 
le seul fait auquel püt conduire l'étude d’un seul gaz, à une température 
unique, à laquelle il n’est point liquéfiable. 
» Dés lors, quand nous avons entrepris nos expériences, M. Cailletet et 
moi, il ne s’agissait point de trouver une loi, ou le sens d’un phénomène, 
mais bien de donner des résultats numériquement plus exacts que les ré- 
sultats précédemment obtenus, de façon à permettre de graduer des mano- 
mètres à gaz comprimés et d'étudier ensuite au laboratoire les différentes 
questions qui nécessitent l'estimation exacte des pressions élevées. Pour 
arriver à ce but, il n’y avait qu’un moyen certain, c'était d'en revenir au 
manomètre à air libre; il fallait donc se décider à installer des colonnes de 
mercure d’une hauteur énorme, ce qui ne pouvait se faire qu'au moyen de 
tubes en fer. Je tiens à rappeler ici que, dans ma première Communication 
à l’Académie, j'ai scrupuleusement indiqué que les tubes de fer étirés 
avaient été employés par M. Cailletet, le premier, pour des usages ana- 
logues. 
» Sans vouloir décrire de nouveau des expériences suffisamment con- 
nues, il est cependant indispensable de rappeler combien les procédés em- 
ployés par M. Cailletet et par moi sont différents. 
» M. Cailletet se procure une colonne de mercure de longueur variable, 
au moyen d’un tube de fer flexible, qu’on descend plus ou moins profon- 
dément dans un puits, au moyen d’un tambour sur lequel il est enroulé. 
J'opère, au contraire, avec un manomètre à air libre, fixé faux parois du 
puits. 
» Dans l'appareil de M. Cailletet, le mercure descend par son propre 
poids, d’un réservoir situé à la partie supérieure. Dans le mien, le mercure 
est refoulé de bas en haut, par une pompe installée au fond du puits. 
» Enfin, le piézomètre contenant le gaz est, dans l’appareil de M. Cail- 
letet, renfermé complètement dans un cylindre de fer (tube-laboratoire) 
mobile à l'extrémité du tube qui se déroule; la lecture du volume occupé 
par le gaz s’y fait (après l'avoir ramené à la surface du sol et démonté) 
d’après la hauteur à laquelle le mercure a enlevé une couche d’or, déposée 
à l'intérieur de la tige. Le piézomètre de mon appareil est placé à côté de 
la pompe, à peu près comme dans les expériences de Regnault, et dans 
un manchon de verre traversé par un courant d’eau, de sorte que les lec- 
tures de voluine et de température s’y font directement, avec un viseur. 
