( 836 ) 
quera que le rayonnement décroîit en approchant du bord, d'autant plus 
que les rayons sont plus réfrangibles, ce qui est bien d’accord avec la 
teinte rougeâtre que présente le bord du Soleil, 
» Noyau et pénombre des taches. — La même méthode s'applique aux 
taches. Il convient de prendre pour unité l'intensité moyenne de la radia- 
tion au voisinage de la tache. Voici les résultats de deux séries faites le 
1* octobre, à quelques heures d'intervalle, sur le noyau d’une belle tache, 
qui avait plus de 1’ d'étendue. Les rayons mesurés avaient la longueur 
d'onde 6800. 
1'° série. 2° série. 
ARE o 0,088 0,109 
» D'intensité lumineuse en dehors et tout près du disque solaire a été 
trouvée en même temps et avec la même unité égale à 0,003. Il convien- 
drait de retrancher au moins le double de ce nombre, soit 0,006, dé l'in- 
tensité mesurée sur la tache, pour tenir compte de la diffusion atmosphé- 
rique. 
» Les rayons mesurés ont été pris dans une région du spectre qui est 
presque totalement exempte de raies; les mesures se rapportent donc au 
spectre continu qui forme le fond du spectre solaire. » 
PHYSIQUE. — Sur la comparaison des ther tres à mercure avec le thermomètre 
à hydrogène. Note de J .-M. Crarrs, présentée par M. F riedel. 
` 
« La Table des corrections pour les thermomètres à mercure, qui se 
trouve dans tous les livres de Physique, a été préparée, il y a trente ans, 
pour servir avec une série d'instruments employés dans les recherches 
de Regnault; ce grand maître dans l’art d’expérimenter, tout en choisissant 
des conditions qui écartaient la possibilité d’erreurs notables dans ses pro- 
pres expériences, a été le premier à signaler l'inconvénient qu'il pourrait 
y avoir à étendre l'usage de ses Tables à d’autres instruments. Il a fait re- 
marquer que la marche des thermomètres varie selon la composition du 
verre et le traitement qu’il a subi, et l’on néglige les sages recommandations 
de Regnault, quand on classe les thermomètres de nos laboratoires en deux 
catégories suivant la présence ou l'absence d'oxyde de plomb dans le verre, 
et que l’on applique à l’une les corrections données pour le cristal de 
Choisy-le-Roi, et à l’autre celles du verre ordinaire. Un seul fait suffit pour 
démontrer qu’un tel procédé n’est pas légitime. 
