(837 ) 
» Presque tous les thermomètres en France et en Angleterre sont fabri- 
qués avec le cristal, tandis qu’un grand nombre des thermomètres alle- 
mands sont faits avec un verre de soude, qui ne contient pas d’oxyde de 
plomb. Si les chiffres de Regnault étaient applicables à ces deux espèces 
de verre, les savants français et anglais devraient trouver pour des tempé- 
ratures voisines de 300° des indications de 4° à 5° plus élevées que les Alle- 
mands; mais un certain nombre de déterminations précises, comme, par 
exemple, le point de fusion de l’anthraquinone, prouvent qu’une telle di- 
vergence n'existe pas entre les instruments de ces pays, 
» Dans quelle catégorie faut-il donc ranger les thermomètres que nous 
employons à présent? Quelle divergence trouve-t-on entre les indications 
d’un certain nombre d'instruments pris au hasard, et quelle est la relation 
entre leur marche moyenne et celle du thermomètre à gaz? Il faut une nou- 
velle série d’expériences pour répondre à ces questions, et malheureuse- 
ment la destruction de tous les précieux instruments de Regnault rend 
impossible de lier les nouvelles déterminations aux siennes. La fabrique de 
Choisy-le-Roi a cessé d'exister depuis longtemps, et le cristal des thermo- 
mètres de M: Baudin et de MM. Alvergniat frères ne contient que 16 à 19 
Pour 100 d'oxyde de plomb, au lieu de 34 pour 100 que contenait le cristal 
de Choisy-le-Roi. On ne fabrique pas de thermomètres avec le verre ordi- 
naire français, et le verre de soude allemand est notablement plus fusible 
que ce dernier. 
» La revision de la Table de corrections est aussi rendue nécessaire par 
une autre considération : la méthode suivant laquelle la température a été 
observée dans les opérations de Regnault diffère de celle employée à présent 
par la plupart des physiciens, qui sont d'accord pour prendre comme point 
de repère le zéro déterminé immédiatement après une observation de tem- 
Pérature. Regnaultse servait d’un thermomètre à poids, qu'il chauffait à 360° 
avant unesérie d'expériences. Il observait le zéro déprimé par l’échauffement, 
et il négligeait le relèvement du zéro aussi bien que l’élévation permanente 
qui pouvaient se produire pendant les déterminati bséquentes, Il n’y a 
aucune différence essentielle entre le thermomètre à poids et le thermo- 
mètre ordinaire, et l’on peut répéter l'expérience avec ce dernier. On trouve, 
dans ce cas, des chiffres trop élevés, et j'attribue en partie à cette cause, 
aussi bien qu'à la différence de composition du verre, la divergence entre 
mes observations avec le cristal et celles de Regnault, 
a Les progrès que la Chimie a faits ces dernières années dans la prépara- 
tion de substances pures facilitent considérablement l'étude de cette ques- 
