(838 ) 
tion, en permettant l'emploi d’une méthode recommandée par Regnault 
comme la meilleure, mais non pas employée par lui pour les températures 
élevées. Elle consiste à chauffer par les vapeurs de substances pures et inal- 
térables les thermomètres que l’on veut comparer, au lieu de les plonger 
dans un bain d'huile. L’ébullition de l’eau sous les pressions comprises 
entre 354 et 3581"% donne un moyen irréprochable de fixer les tempé- 
ratures entre 80° et 150°: et, après avoir examiné un grand nombre de 
substances, j'ai trouvé que la naphtaline et la benzophénone s'adaptent 
admirablement au même usage. On décrira, autre part, les procédés de 
purification et les séries d'expériences avec le thermomètre à hydrogène, 
qui ont servi à déterminer leur tension de vapeur pour les températures 
comprises entre 140° et 350°. Ces résultats, groupés en Tables, indiquent la 
pression à laquelle il faut faire bouillir l’une ou l’autre de ces substances 
pour maintenir indéfiniment un appareil à une température voulue. Geissler 
avait déjà employé la naphtaline pour déterminer des points fixes en ther- 
mométrie, mais le point d'ébullition qu’il donne est d'environ 1° trop bas. 
On a commencé au même point de vue l’étude de la benzine pure, qui 
montre un point de fusion constant à 5°, 17. Le produit examiné par Regnault 
fondait à 4°,45, et par conséquent n’était pas pur. 
» Par la méthode indiquée, on a comparé avec le thermomètre à hydro- 
gene sept thermomètres de M. Baudin, et sept de MM. Alvergniat, tous faits 
en cristal à environ 18 pour 100 d'oxyde de plomb; et aussi un thermo- 
mètre en verre de soude allemand fabriqué par M. Muller, à Bonn. La co- 
lonne C donne, pour ces quinze thermomètres, la moyenne de la correction 
qu'il faut ajouter à leurs indications pour avoir la vraie température me- 
surée par un thermomètre à gaz. Les colonnes A et B donnent les correc- 
tions semblables, extraites des Tables de Regnault pour ses thermomètres 
en cristal de Choisy-le-Roi et en verre ordinaire : 
110°. | 120%. | 130°. | 140°. | 150°. | 160°. | 170°. | 189°. | 190°. | 200°. | 210°. | 220°. | 230°. | 240°. | 2 
» Ces résultats ont été confirmés par des expériences faites avec douze 
autres thermomètres d’une construction particulière, et ils me paraissent 
suffisamment nombreux pour bien indiquer la marche moyenne des ther- 
