Cora ) 
semblables donnent des chiffres identiques à 0°,o1 près, quand on chauffe 
à 100°, et les erreurs ne dépassent pas 0°,04 pour des températures plus 
élevées, allant jusqu’à 300°, La seule précaution, nécessaire est de suivre 
une méthode d'observation invariable : celle qui me paraît préférable est 
de laisser refroidir à l'air le thermomètre après une observation, et d’ob- 
server immédiatement le zéro. Quelques observateurs, après une expé- 
rience à 100°, plongent le thermomètre dans un bain chauffé à 5o°, et 
ensuite dans des bains froids pour accélérer le refroidissement; on obtient 
par ce moyen des résultats également constants, mais la position du zéro 
est d'environ 0°,05 plus basse que dans le premier cas, Si l’on chauffe 
le thermomètre dans un grand bain contenant une vingtaine de litres, et 
qu'on laisse refroidir bain et thermomètre ensemble pendant vingt-quatre 
heures, le zéro est d'environ 0°,15 plus élevé que dans le premier cas. Si 
l’on prend le point zéro avant l’expérience ou si l’on attend-quelque temps ` 
avant de l’observer, les positions seront plus élevées, mais elles seront plus 
constantes si l’on procède méthodiquement. 
» Élévation permanente du zéro. — Les observations dont il est question 
plus haut, aussi bien que toutes les mesures à faire avec un thermomètre 
à mercure, sont singulièrement gênées par l'élévation permanente du zéro, 
et le changement dans le coefficient de dilatation du verre qui accompagne 
ce phénomène fausse toutes les mesures. Suivant les circonstances, ce mou- 
vement des particules de verre varie énormément dans son étendue. Ainsi, 
dans quelques heures à 430° ou dans quelques jours à 355°, on peut faire 
monter le zéro de 19° ou 26°, tandis que les travaux de M. Libri, et plus 
tard une publication de M. Meucci, constatent que, pour des thermo- 
mètres conservés à. Florence depuis plus de deux siècles, la position du 
zéro n’a pas changé notablement. Un fait est surtout intéressant pour nous, 
c'est que l'élévation permanente des points fixes, produite à une tempéra- 
ture élevée, préserve le thermomètre contre l'influence de la chaleur, à cet 
égard, à des températures inférieures. Des thermomètres chauffés onze jours 
à 355°, et ensuite constamment soumis, pendant deux ans et demi, à des 
expériences à toutes les températures jusqu’à 326°, montrèrent de nou- 
veau, dès qu’on les chauffait pendant une demi-heure à 355°, la même 
Position du zéro qu'après le premier échauffement à 355°, à o°,1 près. 
» Les thermomètres qui sont destinés à nos expériences ordinaires de 
laboratoire doivent être chauffés, avant la graduation et le calibrage, pen- 
dant une semaine ou dix jours dans le mercure bouillant : c’est le seul 
moyen propre à obtenir des instruments qui conservent la valeur du degré 
