(913) 
fixée pendant la graduation, et les erreurs sur des thermomètres qui n’ont 
pas subi ce traitement peuvent s'élever à 4° pour une longueur de 300°. 
» Quand le thermomètre est destiné à servir des températures plus 
basses, il suffit de le chauffer à la plus haute température des expériences 
pendant un temps très long relativement à la durée des expériences subsé- 
quentes, Ainsi, un thermomètre qui indique la température de l’atmosphère 
et qui est porté de temps à autre à 100° pour fixer la valeur du degré est 
préparé à cet usage par un échauffement de trois à quatre jours à 100°. 
S'il doit cependant servir à des expériences prolongées à des températures 
voisines de 100°, on doit le chauffer pendant trois ou quatre semaines à 
100° sur toute la longueur avant la graduation et le calibrage. 
» Si l'on examine un thermomètre nouveau pendant ce traitement, on 
voit changer la valeur d’un degré dans la proportion environ de 1: 1,0004, 
et avec la fixité du zéro, vers la fin de l’échauffement, on observe que la 
valeur du degré est devenue, elle aussi, fixe, et elle reste constante si on laisse 
le thermomètre à la température ordinaire avant de déterminer de nouveau 
l'intervalle 100° à zéro (!). 
» Je suis d’accord avec M. Pernet pour admettre que la valeur du degré 
ne change pas dans les observations ordinaires, quand il n’y a pas change- 
ment notable de la position du zéro, mais un thermomètre neuf ne peut 
pas subir un grand nombre d’opérations à 100° sans que l’une et l'autre 
de ses constantes varient. Grâce à l’obligeance de M. Mascart, jai pu sou- 
mettre à un long échauffement à 100° un thermomètre qui avait été étudié 
pendant plus de dix ans, et avec cet instrument on n’a vu se produire au- 
cun changement notable dans la position du zéro. Le traitement à 100° ne 
fait qu’imiter l'effet d’un long usage. On abrège le temps nécessaire au 
traitement en chauffant pendant un jour, dans l'essence de térébenthine 
bouillante et ensuite de quatre jours à une semaine à 100°, et un procédé 
analogue sert pour les températures supérieures. 
» On ne doit pas exposer le verre à l’action corrosive de l'eau bouillante, 
et des appareils en métal d’une construction facile permettent de faire ces 
opérations sans échappement et sans contact de vapeurs d’eau ni de mer- 
cure. » 
aumoa BANC 
m et que la dé- 
Le temps Bê- 
(*} Il est à voter qu’il s’agit de comparer des zéros déprimés au maximu 
pression n’atteint sa limite à 100° qu'après une heure à une heure et demie. 
cessaire pour achever la dépression diminue avec l'élévation de la température. 
