( 119 `) 
» Une autre barre enplatine iridié plus pur, de la fabrication de M. Mat- 
they, de Londres, a donné par transparence une flèche un peu moindre, 
76%, 88, qui conduira cependant, par suite de l’augmentation de la sec- 
tion transversale, à un coefficient d’élasticité un peu plus faible. 
» Pour cette barre, on obtient 
——— 3 
0,5 X 0,50 
E- 3 X 175594 X 107° X 5864 X 1071? 
— 20,236 X 10°, 
» Ce chiffre est encore très satisfaisant et la différence qu’il présente 
par rapport au précédent doit être attribuée sans doute à ce que la 
première barre, après avoir été écrouie dans ses nombreux passages à 
la filière, suivis chacun d’un recuit, a profité, dans sa cohésion, d’une 
amélioration notable qui s’est maintenue, même après le recuit final, 
prolongé pendant plus de douze heures, à la température rouge d’un four 
industriel. 
» Dans la dernière détermination, les charges avaient été placées d’une 
manière à fort peu près rigoureuse, car l'ensemble des observations faites 
par réflexion donne, pour la flèche observée, une moyenne de 76%,2r au 
lieu de 76, 88. saa 
» Le procédé qui vient d’être décrit est particulièrement applicable à la 
détermination des premières flèches, dont la valeur était, par les autres pro- 
cédés, plus ou moins affectée des petits tassements qui pouvaient se pro- 
duire sur les appuis, ne füt-ce que par suite de l’écrasement de certaines 
poussières. Aussi avons-nous reconnu que ces flèches, même les plus mi- 
nimes, restent proportionnelles aux charges avec une grande régularité Il 
y aurait un réel intérêt à obtenir, avec les caractères de précision que com- 
porte la nouvelle méthode, une série de déterminations sur les principales 
matières d’un usage courant. 
» Ce mode de détermination est d’ailleurs le seul qui se prête, comme 
nous l'avons dit déjà, à la mesure directe de la flèche produite par le poids 
de la barre elle-même, qu’il suffit de retourner avec son attirail pour ob- 
- tenir, par différence, la mesure totale des deux flèches partielles ainsi pro- 
duites en sens inverses. 
» La règle étant munie de l'appareil optique et reposant sur ses supports 
pourrait d’ailleurs, au moyen d’une touche, servir comme micromètre, 
pour la mesure des petites épaisseurs ou pour l'exploration de surfaces 
de grandes dimensions; nous apercevons même comment elle pourrait 
être employée à construire des centimètres et des millimetres étalons, 
