( 1281:) 
mouvement les accélérations du piston et, par suite, les forces qui le solli- 
citent à chaque instant, 
» Notre appareil se compose d’un récipient en fer forgé dont la capacité 
varie, selon les expériences, de 300°° à 4"t, Sur l’un des fonds.du récipient est 
vissé un tube cylindrique de 0,015 de diimètre intérieur, dans lequel se 
meut très librement un piston exactement ajusté. Le piston déborde à Pin- 
térieur de 0",04 environ : on évite ainsi, lors de son mouvement, les 
pertes de charge qui pourraient résulter de la condensation ou du refroi- 
dissement des gaz dans un canal étroit. Le piston porte une plume mince 
en clinquant d'acier dont l'extrémité, convenablement guidée, décrit une 
ligne droite pendant le mouvement. Devant la plame tourne, avec une 
vitesse de 10% à 15% par seconde, un cylindre recouvert de papier enfumé. 
L'inflammation du mélange gazeux introduit dans la bombe à la 
pression atmosphérique est produite par l'intérmédiaire d’un petit ajutage 
cylindrique dans lequel on fait jaillir une étincelle électrique. Il en résulte 
dans la bombe une sorte de dard de chalumeau qui parait accélérer Ja 
combustion générale. La plume du piston est placée dans le circuit élec- 
trique d'inflammation ét l’on obtient sur le cylindre, à l'instant où jaillit 
l'étinicelle, un point blanc très net qui donne, dans chaque expérience, une 
origine des temps bien définie, placée sur le cercle décrit par la plume 
dans sa position initiale. 
» Sous l'influence de la pression, le piston sé déplace et la plume trace 
une courbe qui se détache du cercle d’origine. Le piston bute, après 
0%,05 de course, sur un tampon en feutre contre lequel il reste appliqué, 
à moins que la condensation des gaz ne le rappelle à sa position initiale. 
La vitesse du cylindre est évaluée, aù moment de l'explosion, au moyen 
d'ui diapason entretenu électriquement. La courbe tracée sur le papier 
enfumé est relevée par des lectures faites au moyen d’un microscope mo- 
bile suivant deux axes de os D à l’aide de vis micrométriques munies 
de tambours divisés. 
» Avant d'appliquer cet appareil à la mesnre de la loi de développement 
des préssions produites par les gaz tonnants, il nous a paru nécessaire de 
contrôler l'exactitude de ses indications en le faisant fonctionner dans des 
conditions où cette loi était complètement connue. Ce cas simple est celui 
d'uve pression maintenue constante dans la bombe à l’aide d’un réservoir 
auxiliaire et mesurée au moyen d’un manomètre à air libre. Un organe de 
déclanchement permet de mettre en liberté le piston, qui trace, sous l’ac- 
