( 1282 ) 
tion de la pression constante, une courbe que l’on relève par les procédés 
ordinaires. 
» Le Tableau suivant permet de comparer les pressions déduites des 
courbes avec les pressions réelles mesurées au manomètre dans trois expé- 
riences où ces pressions ont varié comme les nombres 2 : 3 : 4. 
Pressions mesurées Pressions Écart 
en kilogrammes par centimètre. calculées, pour 100. 
g kg 
HOJILAR, A. A.n Gggg + 1,10 
a amoa Di. 95 bina — 0,48 
Has rss irér in ALES + 1,91 
On constate que la pression dédnite du tracé correspondant aux 
deux premiers millimètres de course du piston est identique à celle qui se 
déduit de la course totale de o™, 5o, ce qui exclut toute perturbation à 
l’origine du mouvement, question dont l'importance nous avait été parti- 
culièrement signalée par M. Cornu. 
» Les vérifications sont donc très satisfaisantes; il y a même lieu de 
penser que les conditions de fonctionnement du piston sont plus favora- 
bles à l'exactitude des résultats dans le.cas des mélanges gazeux explosifs 
que dans ces expériences de tarage. Les pressions des gaz tonnants sont, en 
général, supérieures à 4*5 par centimètre carré, et dans ce cas les frotte- 
ments de la plume et du piston deviennent absolument négligeables. 
_ » Les déplacements du piston étant, toutes choses égales d’ailleurs, in- 
versement proportionnels à sa masse, nous avons recours à des pistons de 
volumes extérieurs identiques, mais de poids variables (9f" à 2285), pour 
obtenir l’enregistrement de la loi des pressions pendant une période plus 
ou moins longue à partir de l’origine du déplacement. 
> L'appareil que nous avons employé a été construit avec une rare per- 
Rates par M. Bianchi. Nous citerons, en particulier, la construction d'un 
piston creux de 65™ de longueur et de 15°" de diamètre, en acier trempé; 
dont le poids n’atteint pas 10% et qui résiste sans déformation à des pres- 
sions de 10 à 12 par centimètre carré. Ce piston se déplace sous une 
pression de 1™™ de mercure et ne donne cependant que des fuites insigni- 
fiantes. 
» Nous ferons connaître dans une prochaine Communication les ré- 
sultats obtenus au moyen de cet appareil. 
