( 1350 ) 
» À cet effet, on dispose soit un aimant mobile, soit une bobine mobile, 
au centre d’une bobine fixe. La constante de l'instrument est égale à 
s — ò, d étant la somme des moments des déviations que l’on obtient en 
éloignant successivement la bobine fixe jusqu’à l'infini. » 
PHYSIQUE. — Mesure de l’intensité photométrique des raies spectrales de 
l hydrogène. Note de M. H. Lacanpe, présentée par M. Berthelot, 
« Le spectre d’un gaz, dans des conditions déterminées de température 
et de pression, n’est pas complètement défini par les longueurs d’onde des 
diverses raies qui le composent. Lorsqu'on fait varier la pression et l'énergie 
calorifique de la décharge, l'intensité de ces raies se modifie suivant une 
loi inconnue; cette intensité peut même devenir nulle pour une ou plusieurs 
raies particulières, dans des conditions déterminées; d’autres raies peuvent, 
au contraire, devenir visibles pour des valeurs spéciales de la température 
et de la pression. Ces variations d'intensité font donc changer, dans chaque 
circonstance expérimentale, la physionomie du spectre, qui ne sera défini 
que si l’on donne les intensités des raies qui le composent. C’est à l'étude 
de Ja mesure de ces intensités que je me suis attaché. 
» En valeur absolue, l'énergie radiante d’une vibration, de longueur 
d'onde déterminée, devrait s'exprimer en unités calorifiques ou méca- 
niques ; mais la faiblesse des spectres gazeux interdit toute tentative directe 
dans cette voie et nécessite usage d’une comparaison photométrique. 
» L'emploi d’un spectrophotomètre, disposé de manière à donner des 
évaluations précises et comparables, comme l’a montré M, Crova (!), sim- 
pose naturellement dans ces sortes de déterminations, La partie capillaire 
du tube spectral étant placée en face de la demi-fente de l'instrument et à 
une distance constante, on reçoit latéralement, sur un prisme à double 
réflexion totale recouvrant l’autre moitié de la fente, la lumière d’une 
lampe qui a traversé un système de deux nicols, dont l’un est mobile sur un 
cercle gradué. Si on ouvre un peu la fente, les raies spectrales prennent 
une largeur suffisante pour remplir la fente oculaire et se trouvent immé- 
diatement en contact avec la portion de même longueur d'onde du spectre 
de la lampe; on mesure la rotation du nicol, qui donne Pégalité d'intensité. 
Aver un peu d'habitude, cette mesure est susceptible de beaucoup de pré- 
Re A 
(*) Comptes rendus, t, XCII, p. 512 (1881), et Annales de Chimie et de Physique, 
5° série, t. XXII, p. 513. 
