(174) 
Fr je me suis servi proviennent tous du même artiste, de M. Bunten, 
que tous les physiciens connaissent; ils sont au nombre de 60, dont 
30 ont été construits dans le courant de l’année, pour être soumis à 
diverses épreuves, et les 30 autres datent de différentes époques anté- 
rieures. Pour ne pas fatiguer inutilement l'attention du lecteur, voici 
sans long commentaire, les faits que j'ai observés. 
». 1°. Le déplacement du zéro s'effectue sur des thermomètres laissés 
dans un lieu de température constante, comme sur ceux exposés aux 
variations atmosphériques, et il paraît suivre le même progrès, quand les 
instruments sont pareils. 
» 2°. Le déplacement du zéro atteint sa limite de grandeur, apres un 
temps qui varie un peu d’un instrument à un autre, mais qui ne parait 
pas excéder quatre mois. En effet, je l'ai trouvé le même sur les instru- 
ments faits depuis quatre mois, depuis un an, a FLN ans et 
depuis dix ans. 
» 3°. Le déplacement n’est pas exactement le même pour des thermo- 
mètres construits en même temps par la même personne; mais la diffé- 
rence paraît moins tenir à la forme du réservoir qu’à la nature du verre, 
peut-être à son épaisseur, et au recuit plus ou moins fort qu'il éprouve 
dans les manipulations qui suivent l’ébullition du mercure. 
» 4°. Dans les ther tres dont le réservoir est en verre, le déplace- 
ment varie entre + et = de degré centigrade ; la mojenni pour les ther- 
momètres en verre que j'ai o observés, donne 0°,35. Mais le thermo- 
mètre dont le réservoir est en crista lou en ve endre dit émail, le 
déplacement est enn nul. Si je wen tenais aux cinq thermo- 
mètres en cristal, de je dirais qi 
cement est absolun jen _pas généralement nul; mais en passant 
en revue vingt 2 autres thermomètres dont M. Bunten avait anciennement 
pris le zéro, il s’en est trouvé deux dont l'échelle a paru déplacée de + 
de degré pour | Pun et de: degré pour l'autre, sans qu’on puisse dire si c’est 
une erreur d'observation; ou l'effet d’une nature différente du cristal. 
» 5. Le déplacement ne s'opère pas d’un mouvement uniforme, et c’est 
immédiatement pres la construction de l'instrument qu'il est le plus 
rapide; mais il s'opère teujours avec assez de lenteur, pour qu'il soit très 
difficile d'apercevoir les progrès d’un jour à l’autre. Si M. Gourdon, de 
Genève, a observé le contraire, il faut que cela tienne à quelque parti- 
cularité dans sa manière d'opérer. 
à 6°. Lorsque le déplacement du zéro est effectué, si Pon chauffe le 
Là 
