(175) 
thermomètre jusqu’à l’ébullition du mereure, et qu'on le laisse refroidir 
dans l'air , le zéro retombe au point où il était immédiatement après la 
construction du thermomètre, mais il remonte à la longue comme la 
première fois. | 
» 7°. Lorsqu'un thermomètre est chauffé jusque vers 300°, et refroidi 
très lentement, comme on peüt le faire au moyen d’un bain d'huile, le 
zéro remonte beaucoup plus qu’il n'aurait fait sans cela; le déplacement 
augmente avec la température qu’on fait subir à l'instrument, et avec la 
lenteur du refroidissement; mais ces deux circonstances restant les mêmes, 
il n’augmenté pas par une seconde, ni une troisième, ni une quatrième 
épreuve. Un thermomètre à réservoir de cristal, chauffé et refroidi de 
la même manière, éprouve aussi un déplacement dans son échelle; mais 
un peu moindre que s’il était en verre. 
» Pour rendre lé refroidissement plus lent, le bain d'huile qui contenait 
les réservoirs dë mes thermomètres, était luismême enfoncé dans un 
bain de sable. Dans une série d'expériences où la température n’a pas dé- 
passé 290° c., le déplicement produit a été i°,4 pour un réservoir de 
verre, et i%,2 pour un réservoir de cristal. ( La vitesse moyenne de re- 
entre 280° et 250°, et 2 degrés entre 250° et 200°.) Or, le premier ther- 
momètre, laissé à Pair libre pendant un temps suffisant, aurait éprouvé 
un déplacement d'environ 0°,3; il reste donc 1°,1 pour l'effet du recuit 
qu'on lui a fait subir. Jusqu’à présent on a peu d'observations de hautes 
températures assez précises pour que ce déplacement ait une importance 
notable, mais il en aurait si le même thermomètre était ensuite employé 
sans vérification pour constater des températures moins élevées, 
» 8°. Un thermomètre qui a été recuit à 300°, comme on vient de le 
dire, n'éprouve plus aucun déplacement dans son échelle quand il est 
laissé à l'air, pendant un temps quelconque. Ç 
» 9°. Un thermomètre ayant été recuit à 300°, si on le chauffe jusqu’à 
l'éballition du mercure, et qu’on le laisse refroidir dans l'air, le zéro-re: 
descend, mais non pas jusqu’au point où il était immédiatement après la 
construction. En le recuisant de nouveau jusqu’à 300°, le zéro remonte 
| remonte 
au point où il était déjà parvenu, si on le laisse sans le recuire , i 
un peu, mais jamais jusqu’a jū au poin int où le recuit le fer. it-arri iver. | | 
» 10°. Lorsque la température à laquelle ot rt dé ionik en 
notablement moindre que 300°, le déplacement qui en résulte pour 
