# 
( 519) 
» Ces traces sont si petites qu’elles peuvent certainement dépendre 
ou d’une légère erreur dans l'observation, ou de quelque défaut tres peu 
sensible dans la ROME des tubes; et l’on peut en conclure qu’au- 
dessous de zéro, et jusqu’à quatre-vingts degrés, le thermomètre à alcool 
marche parfaitement d'accord avec le thermomètre à air. : 
» Il résulte des expériences qui précèdent : 
» 1°. Que les. pyromètres à air qui ont été employés à lą. mesure des 
hautes températures, peuvent s'appliquer avec le même avantage à la dé- 
termination des températures les plus basses; 
». 2°, Que la condensation de l'air à la surface du platine n’éprouve pas 
d’'aceroissement sensible depuis la température de 8 ou 10 degrés au-dessus 
de zéro jusqu’à 80 degrés au-dessous de zéro; 
» 3°. Que la force électro-motrice qui se développe par, la chaleur au 
contact du bismuth et du cuivre a une intensité constante, pour chaque 
degré du thermomètre centigrade, depuis la température de 100 degrés 
au-dessus de zéro jusqu’à la température de 80 degrés au-dessous de zéro; 
»4 Que le point de fusion du mélange ou du composé qui se per 
par. Faction anomia l'éther sulfurique et de l'acide carbonique, corres- 
érature comprise entre pii ek.79- a:degrén au-dessous de 
zéro. Es D F7 Être. exactement de 98°,8; 
» 5°, Que le point de congélation du mercure, ou “nt. le point de 
fusion du mercure congelé, correspond à une température comprise entre 
40 et 41 degrés au-dessous de zéro, et qui parait être exactement de 
4o degrés et demi; $ 
- »6°. Que les thermometres construits avec de l'alcool ordinaire mar- 
quant 36 degrés, ou avec de J’alcoo! plus pur marquant 40 degrés, se. trou- 
vent avoir au-dessous de zéro une marche parfaitement régulière -€t con- 
cordant.avec la marche du thermomètre à air; de telle sorte qu'en prenant 
pour points de graduation la glace fondante et l'acide carbonique fondant 
par son mélange avec l'éther, et en divisant en 78°,8 l'intervalle € pris 
entre ces points , les thermomètres à alcool donnent , pour Ge étés 
intermédiaires , toutes les D de du thermomètre à air. ».… | 
f w 
RPI e ro 
AEE A 4 
