(930 ) 
zéro, la cause déstoutes ces variations, puisqu'il était toujours le même, 
Ce procédé consiste à envelopper, de nen toujours identique, le réser- 
voir et la tige; on casse cette glace en petits fragments , on la renferme 
dans une espèce de seau en bois, percé dans le fond de trois ouvertures 
étroites. L’eau provenant de la fusion de la glace s'écoule par ces ouver- 
tures. Sans cette précaution, la présence du liquide pourrait faire monter 
le zéro. Le réservoir de chaque thermomètre était séparé du fond, par 
une couche de glace de quatre pouces d'épaisseur; le zéro que fournit 
la glace de Gentilly est absolument le même que le zéro qu’on obtient 
avec la glace formée par de leau distillée, comme je men suis assuré. ` 
- » Il n’était pas à craindre que la température de la glace ne fùt pas celle 
delà glace fondante : cette matière, dans la glacière; était probablement à à 
zéro; d’ailleurs, on la concassait en petits fragments yle vase était dans un 
laboratoire, où la température était supérieure à zéro: Quand la tempéra- 
ture de Pa atmosp hère était de plusieurs degrés au-dessous de zéro, et que la 
glace « était sèche, „on la laissait dans le laboratoire, jusqu’à ce qu’elle fût 
devenue humide, ou on la remuait avec de l'eau à la température du Jabo- 
ratoire. Enfin on trouvait constante la position du zéro pendant une heure, 
à dater de 40 minutes environ; les réservoirs étaient étroits et cylindri- 
ques ; le verre en était mince. 
» Il est donc bien constaté, par les observations précédentes, que le 
zéro est un point sans cesse oscillant. I faut donc préalablement s'assurer 
de sa position, an on à à déterminer des températures fixes; mais 
cette oscillation n'exerce aucune influence notable dans les expériences où 
l'on ne veut estimer que des différences de température, puisque la valeur 
de chaque de TAA thermométrique ne dépend que de la masse du mercure 
qui reste abso ument la même, et du coefficient de la dilatation du verre, 
qui ne peut avoir varié d’une quantité is Dans ces circonstances 
on peut donc se dispenser de prendre lewzéro. 
`» Tous les thermométrés dont il vient d'être question étaient en verre 
blanc ordinaire. Je les avais construits pour un certain genre d'expériences, 
et non pour Do ‘des déplacements du: zéro , sujet dont je ne me 
suis occupé qu'accident ent. Né ins, les nombres qu’ils ont fournis, 
guihsent) bli le fait de Voscillation éontinvellé du zéro therniomé- 
trique, Ee i; Am portane dans la question. Si Pon examine les 
différents th thernfomètres constr spar le même souffleur; on verra qu'ils 
manier pas de la même manière. En effet, les personnes qui ont travaillé 
vu travailler le verre, savent que deux thermomètres faits par la même 
