280 Gesammtsitzung 



Tabelle zeigen ebenfalls, dass bei grösserer Potentialdifferenz die 

 Stromstärke kleiner werden kann. 



Leitungs wider stand und Polarisation von Flüssigkeiten. 



Kohlrausch bestimmte den Leitungswiderstand der Flüssig- 

 keiten an der Wheatstone'schen Brücke, in deren Zweig ein 

 Elektrodynamometer eingesetzt war. Ersetzt man das letztere durch 

 das Telephon, so lässt sich auf dem Messdraht keine Stelle finden, 

 wo der Ton des Telephons gänzlich verschwindet. Das gelingt 

 erst, wenn hinter der Flüssigkeitszelle eine Spirale eingeschaltet 

 wird, die man eventuell durch Eiseneinlage verstärkt, und man 

 kann nun mit grosser Sicherheit Widerstands - Messungen aus- 

 führen. 



Dabei ist eine Vorsichtsmassregel besonders zu beachten. 

 Benützt man harmonische elektrische Schwingungen, so giebt das 

 Telephon einen reinen Ton. Wenn aber in der Leitung Funken 

 springen, was bei den Inductionsströmen eines Schlittenapparates 

 schwer zu vermeiden ist, so kann der reine Ton durch die ent- 

 stehenden schnarrenden Geräusche ganz zugedeckt werden, und 

 es gelingt dann nicht mehr das Telephon zum Schweigen zu 

 bringen. 



Der Grund der Erscheinung, dass der Ton im Telephon nicht 

 ausgelöscht werden kann, liegt in der Polarisation der Elektroden 

 und sie kann zur Bestimmung dieser benützt werden. Seien in der 

 Wheatstone'schen Brücke 



a , & , c , c? die Widerstände in den vier Zweigen, 

 A , B , C , D die elektromotorischen Kräfte in ihnen, 

 / die Stromintensität in a und &, / dieselbe in c und <i, wenn 

 kein Strom durch das Telephon geht, so ist 



Ia—A=:Jc—C 

 Ih — B =Jd—D. 



Jede der elektromotorischen Kräfte kann herrühren 



1) von der Polarisation der Elektroden I k—— == — ^ 1 ? 



2) von Selbstinduction der eingeschalteten Spiralen 1 — i' ^ ) • 

 Ist 7= jPe^TTMt^ „j^(j y^ (?e2 7r«i«^ go ^j^d 



