Отчетъ по Главной Физической Обсерваторш за 1899 г. 65 



стоянна. Суточный ходъ температуры почти отсутствуетъ. По наблюдешямъ температуры 

 за посйдтй годъ, максимумъ суточной амплитуды 1 ) равнялся 0°1 Ц. при чемъ слт>дуетъ 

 прибавить, что эта величина въ предЬлахъ ошибки наблюденш, такъ какъ термометры маг- 

 нитографа, по которымъ делались эти отсчеты, разделены на целые градусы. Годичная 

 амплитуда достигла въ этомъ году трехъ градусовъ, но я надвюсь, что ее можно будетъ въ 

 будущемъ году уменьшить на половину этой величины, благодаря нъкоторымъ измънешямъ 

 въ топке печи, находящейся въ коридоре, и устроеннымъ въ течеше минувшаго года добав- 

 лешямъ къ общей системе вентилявди. Массивный столбъ, предназначенный для маятника, 

 покоится на изолированномъ Фундаменте, который заложенъ на скале, обнаружившейся уже 

 на глубине одного метра подъ асФальтовымъ поломъ залы, что соответствуете глубине около 

 4-хъ метровъ отъ поверхности земли. Этотъ столбъ поставленъ уже годъ тому назадъ, такъ 

 что всяк1я изменешя въ его положенш въ нынъшнее время должны быть исключены, какъ 

 это и оправдалось регистравдями маятниковъ. Лшпя, соединяющая центръ столба съ цен- 

 тромъ самопишущаго прибора, совпадаетъ съ астрономическимъ меридханомъ, такъ что одинъ 

 изъ трехъ имеющихся въ приборе маятниковъ стоитъ въ мерид1анъ, друпе два отклонены 

 отъ перваго каждый на 120 къ Е и V. Оптическая часть инструмента оказалась, къ со- 

 жалвшю, неудовлетворительною. После тщательнаго изслвдовашя вогнутыхъ зеркалъ маят- 

 никовъ, оказалось, что отношения радхусовъ кривизны зеркалъ не соотвътствуютъ желаемой 

 величине. Рад1усы кривизны неподвижнаго зеркала и зеркала средняго маятника оказались 

 на 67 мм. меньше требуемой величины. Этотъ недостатокъ отражался весьма чувствительно 

 на записяхъ и уничтожалъ ихъ необходимую ясность. Въ настоящее время получены уже 

 новыя хороппя зеркала, при употребленш которыхъ регистращя вполне отчетлива и удов- 

 летворительна, такъ что при быстромъ движенш светочувствительной бумаги (1 2 см. въчасъ), 

 которая у насъ введена, можно определить направленге движенгя каждаго маятника и со- 

 считать число колебанш. Для более удобнаго и точнаго опредвлешя постоянныхъ величинъ 

 маятниковъ (продолжительность качашя), къ столу съ самопишущимъ приборомъ прикрвп- 

 ленъ, въ удобномъ для наблюдающаго мвстб, ключъ-передатчикъ, соединенный съ хроногра- 

 фомъ въ дежурной комнате. Продолжительность качашя получается, следовательно, по запи- 

 сямъ хронографа, амплитуда-же каждаго качашя можетъ быть измерена после проявлешя 

 записи, такъ какъ светочувствительная бумага не снимается во время этихъ изследованш. 

 Такимъ образомъ найдено, что одинъ миллиметръ изменешя ординаты записей маятниковъ 

 соответствуем отклонешю 



у маятника "^Г на 0"094 



» » N8 » 0,083 



» » Е » 0,058 



его оси вращешя вертикально къ направлешю маятника, которое онъ занималъ до наступ- 



1) При этомъ исключены случайный повышешя | экстренныхъ работъ въ помъщенш. 

 температуры, происходивгшя во время какихъ - либо | 



ЗапяСЕн Физ.-Ыат. Отд. 



