84 М. Рыкачевъ. 



и въ первый годъ нхъ производства. Какъ въ прошломъ году, зд6сь привожу получивппяся 

 разности за различный времена года: 



Будка — аспиращонный термометръ. 



V а. 1 ч р. 9 Ч а. Средн. 8 Ч а. 2 Ч р. 8' р. Средн. 



Зима . . . 



— 0?07 



0?10 



— 0?02 



0.00 



— 0?04 



0?12 



0?03 



0.04 



Весна . . . 



— 0.01 



0.14 



0.08 



0.07 



0.01 



0.09 



0.16 



0.09 



Лето . . . 



0.12 



0.22 



0.15 



0.16 



0.00 



0.07 



0.39 



0.11 



Осень . . . 



— 0.09 



0.14 



— 0.04 



0.00 



—0.04 



0.07 



0.07 



0.03 



Годъ . . . 



—0.01 



0.15 



0.04 



0.06 



— 0.02 



0.05 



0.16 



0.06 



Более подробный св'Ьд'бшя объ этихъ наблюдешяхъ сообщить, въ особой записке, 

 г. Мюллеръ, подъ непосредственнымъ надзоромъ котораго они производились. Здесь 

 только нужно еще упомянуть, что, по предложешю г. директора Николаевской Главной Фи- 

 зической Обсерваторш, М. А. Рыкачева, было сделано несколько сравнительныхъ на- 

 блюденш, съ целью выяснить вопросъ, имели ли особое вл1ян1е описанные въ предыдущемъ 

 отчете щиты, которыми мы защищали аспиращонный психрометръ отъ солнечныхъ 

 лучей во время дневныхъ наблюденш. Для этой ц6ли выставили другой аспиращонный 

 термометръ прямо на солнце, въ неболыпомъ разстоянш отъ термометра, защищеннаго 

 щитомъ, и делали, съ промежутками въ одну минуту, одновременные отсчеты по обоимъ 

 приборамъ. Такихъ наблюденш въ сентябре отчетнаго года было сделано 6 рядовъ, и 

 въ май 1900 г. 7 рядовъ. Результатъ получился слвдующш: уже минуты черезъ 

 две после того какъ началъ действовать вентиляторъ, термометры показывали над- 

 лежащую температуру. Разности между обоими термометрами, если пользоваться только 

 последними изъ сдБланныхъ отсчетовъ, т. е. отсчетами, сделанными спустя 5 минутъ после 

 приведешя въ дЬйств1е вентиляторовъ (столько же времени проходило отъ момента завода 

 пружины вентилятора до начала отсчетовъ при сравнительныхъ наблюдешяхъ съ будкой), 

 оказались въ 9 случаяхъ = 0°0, въ трехъ случаяхъ термометръ на солнце показалъ на 0°1 

 больше, чемъ термометръ въ т-Ьни щита, а въ 1 случае на 0°1 меньше последняго. Средняя 

 разность была лишь — 0°015. Такимъ образомъ приходпмъ къ заключешю, что наши щиты 

 были излишними; однако, они и вреда не приносили. 



Наблюдешя надъ суточнымъ ходомъ температуры въ песке и количествомъ находя- 

 щейся въ немъ влаги были возобновлены и продолжались правильно съ 1 тня до 1 ок- 

 тября. 



По прежнему, продолжались также и наблюдешя надъ глубиною снежнаго покрова, а 

 также и ежечасные отсчеты по термометру, положенному на поверхность снега. 



Также продолжались сравнительный наблюдешя по дождемерамъ, выставленныыъ, какъ 

 сказано въ прошлогодиемъ отчете, на место более открытое, сравнительно съ местоположе- 



